( !) 2 ° ) 

 il n'en est pas ainsi, et l'oculaire fluorescent n'est utilisable que pour les réglages ap*- 

 proximatifs. Il est nécessaire de recourir aux procédés photographiques qui seuls 

 permettent d'utiliser des faisceaux d'intensité actinique aussi faible : encore se pré- 

 sente-t-il une difficulté pratique qui m'a arrêté pendant longtemps, à savoir la quasi- 

 impossibilité d'effectuer la double opération décrite ci-dessus. < )n conçoit en effet 

 crue, pour remplacer par des épreuves discontinues l'observation visuelle et continue 

 du phénomène optique produit par la manœuvre simultanée du compensateur et de 

 l'analvseur, il faudrait de ces épreuves un nombre énorme, égal au produit du nombre 

 de toutes les positions qu'on estime devoir donner à l'analyseur, par le nombre cor- 

 respondant de celles du compensateur; dans cette série à double entrée, on cherche- 

 rait 1 épreuve dont les franges présentent à la fois- les deux caractères de forme et 

 d'intensité signalés plus haut; et, pour charpie incidence, il faudrait recommencer 

 une nouvelle série double (('(''preuves. 



» L'observation photographique complète du phénomène a été réduite à une série 

 simple d'essais méthodiques par l'artifice suivant. Au lieu du compensateur Bravais, 

 si précieux pour les radiations visibles, j'ai adopté le compensateur à franges recti- 

 lignes de Bàbinet, comme Jamin ; mais, au lieu de chercher comme lui la compensa- 

 tion du faisceau elliptique par déplacement de l'un des biseaux de quartz, j'utilise le 

 déplacement même des franges. A cet ellet, les deux quartz croisés du compensa- 

 teur B, collés à la glycérine, sent réglés optiquement, puis fixés invariablement au 

 foyer de la lunette L; un repère fixe, tracé sur la surface du quartz, permet de déter- 

 miner le déplacement des franges; on obtient ainsi sans tâtonnement une mesure de la 

 différence de phase cherchée. Une lentille de spath fluor T transporte l'image ampli- 

 fiée des franges et du repère sur une plaque sensible G, où elle s'imprime sous l'aspect 

 représenté en f; la mesure définitive s'exécute a loisir sur le cliché qu'on place sous 

 le microscope d'un micromètre approprié. 



» f ne seule épreuve suffirait à la rigueur pour obtenir la phase cherchée^ carda, posi- 

 tion des franges est théoriquementiïndépendante de l'azimut de l'analyseur : c'est un 

 avantage précieux de cette méthode d'observation; mais il est préférable d'effectuer 

 en même temps la détermination de l'azimut de polarisation l'établie; pour obtenir 

 ce résultat, il suffit de prendre une série d'épreuves en tournant à chaque fois 

 l'analyseur d'un angle connu. < i race à l'emploi d'un porte-plaque mobile, semblable 

 à celui que j'avais imaginé en 1872 pour la Commission de Vénus, on peut obtenir 

 toutes ces épreuves sur la même plaque (') : huit à dix suffisent généralement; 



» L'azimut cherché correspond au maximum de netteté des franges. Cette obser- 

 vation par degrés discontinus est évidemment moins précise que l'observation vi- 



(') Le porte-plaque à coulisse est très petit, les plaques n'ayant que deux centi- 

 mètres sur quatre; né; oins, elles peuvent recevoir onze épreuves* Le collodion 



humide donne les épreuves les meilleures; mais les plaques à la gélatine conviennent 

 mieux le plus souvent, moins par leur sensibilité que par la facilité qu'elles apportent . 

 comme plaques sèches, aux opérations photographiques; l'observateur n'a à se préoc- 

 cuper, ni de la dessiccation des bords de la couche sensible, ni de la longueur de la 

 durée d'exposition. 



