( I OO ! ) 



MAGNÉTISME. — Nécessité d'une correction d'humidité dans certaines 

 installations de magné tome Ire. Note de M. Em. Marchand, présentée par 

 M. Mascart. 



« Les mesures faites à l'observatoire de Lyon, en vue de déterminer les 

 valeurs absolues des éléments du magnétisme terrestre, nous ont conduit 

 à reconnaître que l'humidité relative delà salle avait une influence notable 

 • sur les indications du bifilaire enregistreur de notre magnétomètre. 



» Pour le montrer, nous donnons, dans le Tableau ci-dessous, quel- 

 ques-unes des valeurs H du repère du bifilaire obtenues en retranchant 

 de la composante horizontale mesurée II l'ordonnée correspondante de 

 la courbe corrigée du terme relatif à la variation de la température 

 o,ooo55H(£ — 10). 



o,ooo55H(t- ro). II,, r. o,oooi4H(e — 81). H' . 



4 janvier — o,ooo5i 0,2078? J5 — 0,001 13 0,20669 



4 » — o,ooo5i 0,20790 44 — 0,00116 0,20674 



23 » — 0,00074 0,20771 49 — 0,00102 0,20669 



20 » — 0,00071 0,20721 65 — o,ooo5ô 0,20666 



3o » 0,00060 0,20673 s '| —0,00000 0,20673 



3i » -o,ooo58 0,20661 88 +0,00012 0.20673 



6 février — o,ooo63 0,20713 67 — 0,00049 0,20664 



8 » — 0,00064 0,20717 68 — 0,00047 0,20670 



8 » — 0,00062 0,20708 70 — o,ooo4< 0,20667 



» La comparaison des nombres H avec l'état hygrométrique e de la 

 salle montre que H , ainsi déterminé, présente de fortes variations dont la 

 relation avec l'humidité relative est évidente. 



» Cet effet de l'humidité se produit sur la soie qui forme la suspension 

 bifilaire du barreau; elle s'allonge quand l'état hygrométrique augmente, 

 la force de tension diminue, la composante horizontale apparente aug- 

 mente, l'ordonnée de la courbe augmente aussi et H diminue. 



» Admettons que l'allongement soit sensiblement proportionnel à la va- 

 riation d'humidité, entre les humidités f\o et 85, et désignons par/; le coef- 

 ficient moyen d'allongement pour -~ d'humidité; la correction à faire à la 

 valeur de H pour en déduire le repère H' u ramené à une humidité constantes 

 sera représentée par bH(e — s). 



» Les valeurs de cette correction et de H„ sont inscrites dans les cin- 



