( u6o ) 



vant, .dont le principe rappelle celui des hygromètres à condensation, rend 

 cette détermination facile, rapide, et ne laisse rien à désirer sous le rap- 

 port de la précision. 



» I. Une boite de 6 cm de longueur, 4 cm de largeur et 3 cm ,5 de hau- 

 teur, est divisée en deux compartiments distincts et fermée par un couvercle 

 en laiton doré. Au-dessous de ce couvercle et touchant sa paroi sont deux 

 thermomètres indiquant la température des deux compartiments. Le corps 

 gras, étalé en couche mince, recouvre le couvercle; par un simple jeu de 

 robinets, on fait passer dans toute la boîte un courant d'eau chaude a une 

 température un peu supérieure à la température de fusion approximative- 

 ment connue. Le corps étant bien fondu, on lance dans un des deux com- 

 partiments de l'eau froide au moyen d'un tube qui traverse l'appareil de 

 part en part. A un moment donné, le corps gras se solidifie d'un côté et 

 reste liquide de l'autre; l'observation est facile, grâce à la différence de 

 transparence du corps fondu ou solide. La moyenne des indications des 

 deux thermomètres est la température de fusion cherchée. La manœuvre 

 est extrêmement simple, et les avantages de cet appareil sont les suivants : 



» i° On n'a pas à craindre le phénomène de la surfusion, puisque le 

 corps liquide est en contact avec une partie solidifiée; 



» 2° Par le jeu des robinets, on peut recommencer l'expérience autant 

 de fois que l'on veut; il suffit de moins d'un quart d'heure pour faire plus 

 de dix déterminations; 



» 3° La précision est très grande; car, avec un peu de précaution, la 

 différence entre les indications des deux thermomètres ne dépasse pas 

 j degré et, dans plusieurs séries d'expériences, l'erreur probable sur une 

 observation isolée était inférieure à -^ de degré. 



» Cet appareil m'a servi à déterminer les points de fusion de divers mé- 

 langes de blanc de baleine et d'élher, de gomme laque et d'alcool, etc., et 

 en général de la dissolution de divers solides formant avec le dissolvant 

 une masse compacte par refroidissement. Il me sert aussi, en ce moment, 

 à étudier l'influence du milieu ambiant sur le point de fusion. 



» II. En remplaçant les deux compartiments de l'appareil précédent 

 par deux cylindres concentriques, il est facile d'opérer à des pressions 

 variables. 



» La partie supérieure des deux cylindres concentriques s'engage dans 

 une chambre à parois très résistantes, présentant deux fenêtres munies de 

 lames de verre épaisses qui laissent voir le couvercle doré des deux cy- 

 lindres. Cette chambre communique, d'une part, avec une pompe decom- 



