( 239) 



toute la section d'une veine rectangulaire d'épaisseur e dans le sens des 

 lignes de force, de hauteur /dans la direction normale à la fois aux lignes 

 de force et à la vitesse d'écoulement. La force électromotrice induite est 

 constante et a pour valeur 



(i) E = Hc/. 



» Le débit est 



(2) V) = veh 

 on tire de là 



(3) H=^. 



Telle est la formule très simple que l'on aura à appliquer, 



» D'après la formule (i) la force électromotrice induite est indépen- 

 dante de la nature du liquide conducteur. J'ai employé d'abord des solu- 

 tions de sulfate de cuivre, saturées ou très étendues, s'écoulant par un aju- 

 tage ou cuvette rectangulaire en ébonite; deux électrodes de cuivre, de 

 o™,oi de long et de largeur égale à l'épaisseur e de la cuvette, arasent 

 exactement, à l'intérieur, la face supérieure et la face inférieure de la 

 veine. On constate que la force électromotrice mesurée est parfaitement 

 indépendante de la concentration, si bien que, sans rien changer à la dis- 

 position de l'expérience, j'ai pu substituer au sulfate de cuivre l'eau des 

 conduites de la ville : la facilité des mesures est demeurée la même. La 

 polarisation des électrodes n'introduit aucune perturbation. 



» L'usage de l'eau comme liquide conducteur permet d'employer de 

 grandes vitesses d'écoulement et d'accroître pour ainsi dire indéfiniment 

 la sensibilité de la méthode ('). J'ai fait varier la vitesse de o™,5o à i'^" par 

 seconde, vérifié la proportionnalité rigoureuse de la force électromotrice 

 à la vitesse, prévue par la formule (i), et mis en évidence des champs 

 constants de l'ordre de grandeur de o,5 C.G.S. Rien ne paraît s'opposer 

 à ce que l'on aille encore plus loin. 



» Si l'on veut se borner à des mesures relatives, il sera inutile de déter- 

 miner l'épaisseur de la cuvette et le débit, supposé constant. On pourra 



(*) Elle n'est guère limitée pratiquement que par le débit maximum dont on 

 dispose. 



