( 24o ) 



même donner à la cuvette une forme quelconque. La seule précaution né- 

 cessaire est l'isolement rigoureux des électrodes. 



» Pour faire des mesures absolues, on devra d'abord se procurer une 

 cuvette étalon d'épaisseur e assez grande pour que la vitesse v paisse être 

 considérée comme très sensiblement uniforme, ainsi que nous l'avons 



supposé. 



» Les électrodes de cuivre, de largeur égale à l'épaisseur e de la cuvette, 

 devront être assez éloignées du tuyau d'amenée (') pour que le régime 

 d'écoulement soit bien uniformisé. Enfin, il faut introduire un facteur de 

 correction, d'ailleurs assez voisin de l'unité, pour tenir compte de la dimi- 

 nution de vitesse au voisinage immédiat des parois latérales. Pour des 

 cuvettes de i""" à 6""° d'épaisseur, j'ai trouvé qu'il suffit de substituer, 

 dans la formule (3), à l'épaisseur e mesurée, une épaisseur fictive 

 e + o°"",i3. 



» J^a proportionnalité des forces électroraotrices, mesurées avec diverses 

 cuvettes, se maintenant rigoureuse quand on fait varier arbitrairement le 

 champ et la vitesse, il suffit de déterminer, par comparaison avec la 

 cuvette étalon, l'épaisseur fictive à attribuer à une cuvette quelconque, 

 que rien n'empêche de prendre très mince. Celle-ci pourra servir désor- 

 mais d'étalon secondaire. 



» Pour des applications où la sensibilité de la méthode électrométrique 

 paraîtrait exagérée, on pourra employer une grande capacité, par exemple 

 deux ou trois microfarads, la charger à l'aide de la force électromotricc 

 induite et la décharger sur un bon galvanomètre balistique. Des champs 

 de 5o C. G. S., par exemple, pourraient encore être mis en évidence assez 

 aisément. 



» .T'ai déjà employé ma méthode à l'étude de la courbe de saturation et 

 du magnétisme rémanent d'électro-aimanls. Je me propose d'en faire 

 diverses autres applications. » 



ÉLECTRICITÉ. — Sur r ampèremètre thermique à mercure. Note 

 de M. Cii. Camiciiel, présentée par M. Violle. 



« J'ai montré, l'année dernière (Comptes rendus du 5 et du 12 juillet 

 1897), que la méthode calorimétrique peut servir à déterminer les inten- 



( ') 5''™ au moins pour nue ciiveUe de 5'""' d'épaisseur. 



