( 24. ) 

 silés des courants et j'ai décrit un ampèremètre à mercure dont les indi- 

 cations sont constantes ou du moins ne subissent que des variations ana- 

 logues à. celles d'un thermomètre à mercure, faciles, par conséquent, à 

 éliminer par l'emploi de verres durs. 



» J'ai l'honneur de présenter aujourd'hui à l'Académie un nouveau 

 modèle de mon ampèremètre thermique, destiné à la mesure des courants 

 compris entre i à 2 ampères, avec une approximation du 200*. Cet appareil 

 se distingue du premier par sa sensibilité plus grande et son mode de con- 

 struction qui le rend plus portatif. Le courant à mesurer pénètre dans le 

 mercure par des fils de fer ou de platine, plongeant dans deux godets con- 

 tenant du mercure pur et sec, et communiquant à leur partie inférieure par 

 un tube de verre mince et étroit ayant une section faible, par exemple un 

 cinquième de millimètre carré. Tout autour de ce tube mince se trouve le 

 réservoir thermométrique qui a la forme annulaire. Le courant traversant la 

 mince colonne de mercure, la chaleur produite est communiquée an mer- 

 cure du réservoir thermométrique et accusée par une élévation de tempéra- 

 ture de Ô degrés, dans une minute. 



» Dans cet appareil, l'élévation de température est reliée à l'intensité 

 i du courant par la relation 



si le refroidissement et la variation de résistance de l'appareil sont négli- 

 geables. Ces deux influences ne sont pas négligeables, mais dans l'appareil 

 que j'ai étudié elles se compensent rigoureusement pour les intensités à 

 mesurer. D'ailleurs, la disposition de l'appareil atténue beaucoup le refroi- 

 dissement, qui est très considérable dans le premier modèle, pour lequel 

 la formule (1) doit être remplacée par une formule plus compliquée 



6 = — a -^ bi -h ci'- 



» La nouvelle disposition est donc plus h l'abri des influences extérieures 

 que la première. 



» Voici quelques constantes de l'appareil : 



» Le tube intérieur traversé par le courant a une forme ondulée que M. A. Héraot 

 a adoptée pour augmenter la sensibilité de l'instrument et l'élasticité du tube (afin 

 d'éviter les ruptures qui pourraient se produire avec la forme rectiligne). La résis- 

 tance du mercure entre les godets est i°''",34. 



» Pendant la durée d'une expérience (une minute) cette résistance varie de o"'"",oii 

 environ pour les intensités les plus grandes que l'appareil doit mesurer normalement. 



