( 242 ) 



On rend facilement cette variation de résistance négligeable en mettant en série avec 

 l'ampèremètre des résistances convenables, par exemple 8 ohms, ne chauffant pas pen- 

 dant une minute sous l'influence de r à 2 ampères. La tige du tliermomètre porte des 

 divisions en millimètres, le degré centigrade vaut 2™", 4- Les godets ont 1'="' de dia- 

 mètre, 3'="' de hauteur, la distance de leurs axes est 7™'. La hauteur de l'appareil est 

 17'""'. Cet appareil peut être placé dans un écrin ayant comme dimensions en centi- 

 mètres 2 X I3X 20; il est donc très portatif. Dans toutes les expériences la mesure 

 du temps est faite à dessein avec une bonne montre à secondes, pour montrer que la 

 méthode ne nécessite pas d'appareils chronomélriques spéciaux. 



» Les indications de l'appareil sont très constantes et ne dépendent pas des condi- 

 tions extérieures. 



» Enfin, la courbe de graduation qui a toute la régularité désirable est une para- 

 bole 



6 z= 33, 26 «S 



/ étant exprimé en ampères et 6 en millimètres de la tige. 



» Je donnerai, ailleurs, une description complète de l'instrument et des expériences 

 qui ont été faites; je me contente d'indiquer quelques nombres : 



Valeurs relatives 

 de la différence. 



__ _i_ 



190 



— 1 



2»6 

 1 



4S0 

 . , 1 



'•2 

 1_ 



3SS 



^^ 960 



-I--'- 

 ^^ 135 



» J'indiquerai, clans une prochaine Note, les divers usages de cet appa- 

 reil, et son emploi avec une résistance de i ohm pour constituer un voit 

 étalon thermique (^*). » 



(') Je tiens à remercier M. Hémot, qui a très habilement construit mon appareil et 

 l'a réussi du premier coup, et mon préparateur, M. L. David, ingénieur civil^ qui m'a 

 aidé dans mes expériences. 



Ce travail a été fait à l'Institut de Physique industrielle de l'Université do Lille. 



