( 33i ) 



OPTIQUE. - Sur un spectroscope inlerférenliel. Note de IMM. Ch. Fabry 

 et A. Perot, présentée par M. A. Cornu. 



<c Dans une précédente Communication, nous avons indiqué une nou- 

 velle méthode de spectroscopie interférentielle. Nous nous proposons au- 

 jourd'hui de donner quelques détails sur le dispositif expérimental que 

 nous employons. 



» La méthode consiste à observer les anneaux, localisés à l'infini, pro- 

 duits par transmission à travers une lame d'air comprise entre deux faces 

 planes de verre argenté. Les deux surfaces doivent être amenées à un pa- 

 rallélisme parfait, et l'une d'elles doit pouvoir être déplacée parallèlement 

 à elle-même, afin que leur distance puisse prendre toutes les valeurs jusqu'à 

 plusieurs centimètres. 



I) Les lames employées, de 4*^" de côté, sont placées verticalement et traversées par 

 le faisceau lumineux, qui est horizontal. Le réglage du parallélisme se fait en agissant 

 sur les deux lames : pour le réglage approximatif, on agit sur rorientatlon de l'une 

 des lames, au moyen de vis de rappel qui permettent de la faire tourner autour de 

 deux axes rectangulaires. Nous avons utilisé dans ce but une partie d'un théodolite. 



» L'autre lame peut recevoir à la fois le déplacement parallèle et de petites 

 variations d'orientation nécessaires pour achever le réglage. Le déplacement parallèle 

 est obtenu au moyen d'une glissière dont la partie principale est constituée sim- 

 plement par deux plaques de glace de Sainl-Gobain, de o'",i3 de long suro'°,o6 de 

 large, collées avec du mastic de Golaz sur deux planches de noyer solidaires, fai- 

 sant un angle dièdre droit à arête horizontale et à faces inclinées à /p". La partie 

 mobile est formée également de deux morceaux de glace collés l'un à l'autre par 

 l'intermédiaire d'une pièce de bois, et formant un angle exactement égal à celui des 

 glaces fixes. Le mouvement de cette glissière est extrêmement doux et parfaitement 

 guidé. On peut la déplacer soit à la main, soit à l'aide d'une vis dont la pointe mousse 

 porte contre un morceau de glace. L'appareil doit être ramené à la main, inconvénient 

 qu'il serait facile de faire disparaître. Une échelle divisée en demi-millimètres, entraînée 

 par la glissière et visée par un microscope fixe à réticule, donne à chaque instant l'écar- 

 tement des surfaces argentées. 



» Les très petits déplacements angulaires nécessaires pour le réglage définitif sont 

 obtenus par flexion d'une forte tige d'acier, suivant une méthode imitée de celle de 

 M. Michelson. La partie mobile de la glissière porte une pièce de cuivre dans laquelle 

 est encastrée horizontalement une tige d'acier de 5™"" de diamètre et lo''™ de lon- 

 gueur. Son extrémité libre porte une plaque de cuivre percée en son centre, contre 

 laquelle est fixée la lame de verre argenté. Deux petits soufflets de caoutchouc pleins 

 d'eau appuient vers le milieu de la tige et tendent à la faire fléchir, l'un dans le sens 

 horizontal, l'autre dans le sens vertical ; chacun d'eux communique par un petit tube 



