( 332 ) 



de caoutchouc avec un tube à entonnoir, et le tout est plein d'eau. En faisant varier 

 la hauteur du réservoir, on fait fléchir la tige d'acier et l'on obtient les déjilacenients 

 angulaires voulus. Il faut une variation d'environ jj""" dans la hauteur de l'eau pour 

 produire une rotation de i". Ce procédé, très délicat, a cet avantage que le réglage 

 se fait en agissant sur une pièce pour ainsi dire indépendante de l'appareil, sans lui 

 imprimer aucune trépidation. 



» Tout l'appareil est porté par une planche carrée, suspendue aux quatre angles 

 par des tubes de caoutchouc; il est ainsi soustrait à toute tréjiidation, et l'on peut 

 faire les expériences même dans une salle dont le sol est exposé a des ^ ibralions con- 

 tinuelles. 



M 11 n'est pas nécessaire d'employer des lames remarqiiablemenl planes, 

 surtout lorsque la source lumineuse est peu ('tendue. Avec les tubes à 

 vapeurs mclalliques de M. Miclielson ou de M. IJamy, lasource lumineuse 

 est presque ponctuelle. Ou en j)rojetle alors sur la lame d'air une image 

 réelle, et l'on n'utilise qu'une très petite région des surfaces. 



» La qualité des argentures a une grande influence sur la netteté des 

 franges. Celles-ci sont d'autant plus fines que le pouvoir réflecteur est plus 

 élevé, ce cpii conduit à rejeter les argentures très minces. Mais, d'autre 

 part, la quantité de lumière absorbée augmentant rapidement avec l'épais- 

 seur du mêlai, on est oldigé fie proportionner cette épaisseur à l'intensité 

 de la source lumineuse tpie l'on étudie. 



» La métliodc est, dans certains cas, suscej)tible d'une simplification. 

 Au lieu d'une lame d'aii', on peut employer une lame de verre, argentée 

 sur ses âeux f;jces. L'expérience nous a montré que les lames à faces 

 parallèles, que I on sait aujourd'hui obtenir, sont parfois assez parfaites 

 comme travail et comme homogénéité pour produire de belles franges. 



» Citons une lame taillée par M. Jobin qui, sur une épaisseur de g™"" et 4'"' de 

 côté, ne présente que des dilîérences d'épaisseur moindre que ci'', i et donne, à la lu- 

 inière du tliallluni dans un tube vide, des franges magnillques. 



» On peut allei' plus loin en réunissant plusieurs lames par de l'essence de térében- 

 thine, ce qui supprime à peu près les réllexions et permet, jusqu'à un certain point, 

 un réglage du parallélisme des faces extrêmes. Nous avons obtenu des franges encore 

 très belles avec une épaisseiu- de verre de 4"" (différence de marche : 220000 lon- 

 gueurs d'onde). 



» Outre la simplification qui résulte de leur emploi, les lames de verre 

 ont sur les lames d'air cet avantage que, potu* une même dispersion, les 

 anneaux sont beaucoup moins serrés, ce qui augmente évidemment la 

 puissance. Malheureusement on ne peut pas faire varier l'épaisseur, ce qui 

 est indispensable pour l'étude complète d'un s>stcnu; de radiations. 



