( 4io) 



servations de M. Michelson; nos expériences, loin d'être en désaccord 

 avec elles, les confirment pleinement. 



» Rappelons enfin que notre méthode présente de grands avantages 

 pour la comparaison des longueurs d'onde, soit très voisines, soit diffé- 

 rentes, par l'observation des coïncidences des franges correspondant aux 

 deux radiations, et que l'observation de ces coïncidences nous a été utile 

 pour retrouver le numéro d'ordre de certaines franges et, par suite, mesurer 

 rapidement des épaisseurs ('). » 



PHYSIQUE. — Sur la mesure des hautes températures par la méthode inler- 

 férentieUe. Note de M. Daniel Bebtuelot, présentée par M. H. Bec- 

 querel. 



<i J'ai eu l'honneur de faire connaître antérieurement à l'Académie 

 (^Comptes rendus, i6 avril iSgS^) une méthode nouvelle pour la mesure des 

 températures. Cette méthode, étant fondée uniquement sur les propriétés 

 des gaz, paraît susceptible de donner directement la valeur des tempéra- 

 tures dans l'échelle thermodynamique, comme celle du thermomètre à 

 gaz, et elle offre sur cette dernière l'avantage d'être indépendante de la 

 nature, de la forme et des dimensions de l'enveloppe thermométrique. 



» La loi physique sur laquelle elle s'appuie est la suivante : 



» Si l'on dbninue d'une môme fraction la densité d'un gaz, d'une part par 

 élévation de température, d'autre part par diminution de pression, l'indice de 

 réfraction prend la même valeur dans les deux cas. 



» Dans une première série d'expériences faites entre o° et 200°, j'ai montré la 

 rigueur de cette méthode. Je me propose aujourd'hui de décrire les appareils qui 

 m'ont servi pour une seconde série d'expériences faites jusqu'au point de fusion de 

 l'or, c'est-à-dire jusqu'à la constante physique la plus élevée dans l'échelle des tempé- 

 ratures que l'on ait mesurée avec le thermomètre à air. Les écarts entre les diverses 

 mesures de ce point important publiées depuis vingt ans, écarts qui dépassent So", 

 rendaient désirable une mesure nouvelle exécutée par des procédés plus directs que 

 ceux employés jusqu'à ce jour. Tous ces procédés, en effet, sont indirects : on com- 

 mence par étudier avec un tiiermomètre à air les variations que la chaleur fait subir 

 à une propriété 23hysi(|ue (chaleur spécifique d'un métal inaltérable, force électromo- 

 trice d'un couple, résistance électrique d'un fd), et l'on utilise ensuite cette propriété 

 pour déterminer le point de fusion des métaux. Cette manière de faire a l'inconvénient 

 de superposer les erreurs dues à deux séries de mesures. 



(') Annales de Chimie et de Physique, décembre 1897. 



