(4ii ) 



» D'ailleurs l'exactitude du thermomètre à air à ces hautes températures est limitée 

 par certaines causes d'erreur qui lai sont inhérentes : telles sont la correction due à 

 l'espace nuisible dont l'importance augmente de plus en plus, et la condensation des 

 gaz sur les parois. Ce dernier phénomène, qui s'est opposé jusqu'à présent à la vérifi- 

 cation de la loi de Mariette aux basses pressions, paraît jouer ici un rôle perturljateur 

 analogue. 



>i La méthode interférentielle est exempte de ces causes d'erreur. En premier lieu, 

 elle est directe : les points de fusion sont déterminés dans l'appareil même au moment 

 de la mesure. En second lieu, elle est indépendante de toutes les propriétés de l'enve- 

 loppe thermométrique : elle ne nécessite que l'uniformité de température de la co- 

 lonne gazeuse traversée par le rayon lumineux et la connaissance exacte de sa lon- 

 gueur. 



» Dans mes expériences antérieures, j'ai réalisé ces deux conditions : la première 

 par l'emploi de liquides bouillant sous la pression atmosphérique; la seconde en éli- 

 minant par une méthode dilTérentielle les régions à température variable situées à 

 l'extrémilé des tubes chauffés. 



)- Dans mes nouvelles expériences, j'ai réalisé la première condition par le mode de 

 chauffage électrique, qui consiste à porter au rouge un tube réfractaire par une spi- 

 rale de platine ou de nickel traversée par un courant. Le platine permet d'atteindre 

 pratiquement i5oo° et le nickel 1200°. Ce procédé a déjà été emplo3é avec succès par 

 M. Ledeboer dans ses recherches sur l'aimantation du fer {Comptes rendus, t. CVI, 

 p. 129; 1888), par M. Curie dans ses expériences sur les propriétés magnétiques des 

 corps (Comptes rendus, t. CXV, p. 8o5; 1892), par M. Charpy dans ses études sur 

 les transformations du fer (Comptes rendus, t. CXVIII, p. 4i9; i894)- 



1) Autour d'un tube de porcelaine ou de terre réfractaire, de So"^™ de long et de 27""" 

 de diamètre intérieur, sont enroulées deux hélices indépendantes en fil de platine, de 

 o"",6 de diamètre. L'écartement des spires est de 7»"". Ce système est protégé contre 

 le refroidissement par plusieurs couches de fil d'amiante, de corde d'amiante et de 

 kaolin enfermées dans un cylindre en laiton de ii"^"" de diamètre. 



» Pour avoir un courant constant, on se sert d'accumulateurs. Un courant de 4 am- 

 pères maintient la température de 1000°. Un couple thermo-électrique permet d'ex- 

 plorer le champ calorifique. Il est facile, en agissant au besoin sur un rhéostat, de 

 maintenir la température d'un point constante, à o°2 près, pendant plusieurs heures. Le 

 mode de chauffage étant symétrique par rapport à l'axe, tous les points situés dans un 

 plan perpendiculaire à cet axe sont à la même température et les franges observées 

 sont rigoureusement horizontales. C'est ce qui n'a pas lieu avec les fours à gaz géné- 

 ralement employés jusqu'ici : les tubes et les mouffles y sont chauffés inégalement en 

 haut et en bas et la courbure des franges trahit les différences de densité des couches 

 d'air. 



» La température augmente des extrémités vers le milieu; mais on constate que, 

 l'appareil étant complété, comme il sera ditplus loin, par l'adjonction de tubes à circu- 

 lation d'eau, la température de la région centrale ne varie pas de i" sur une longueur 



de i4"". 



)) Ce four, qui ne dégage pas de gaz, qui ne produit pas de rayonnement intense, 

 peut s'installer dans n'importe quelle pièce d'un laboratoire. Il permet d'obtenir n"im- 



