V 



4l2 ) 



porte quelle température donnée, de la retrouver sans tâtonnements, de la maintenir 

 constante presque indéfiniment, de Faugmenter ou de la diminuer à volonté. Il permet 

 aussi de faire varier la vitesse de refroissement par inlercalation d'une résistance crois- 

 sante sur le courant. En un mot, il introduit dans la production des températures 

 toute la précision des mesures électriques. 



» Ainsi est réalisée la première condition exigée par ma méthode : la constance de 

 la température. Voici comment on réalise la seconde. 



» A l'une des extrémités du tube en terre réfractaire et selon son axe pénètre jus- 

 qu'à une distance fixe de 7"^" un tube en laiton de 17"^™ de longueur et de 7™" de 

 diamètre intérieur, entouré lui-même d'un système de deux tubes concentriques de 

 i5""",4 et de 21°"" de diamètres intérieurs où circule un courant d'eau rapide. Les 

 épaisseurs des tubes sont de o"", 5, sauf celle du tube extérieur qui est de 1"'". 



» A l'autre extrémité du grand tube en terre se trouve un système de trois tubes de 

 laiton concentriques à circulation d'eau semblable au précédent et de S^*^"" de longueur. 

 Ce second système est mobile dans une coulisse qui permet de le déplacer suivant son 

 axe. On évalue ce déplacement sur une règle graduée fixée au tube et qui se meut sous 

 le réticule d'un microscope. La distance exacte des traits a été mesurée au Bureau des 

 Poids et Mesures avec le concours obligeant de MM. Benoît et Guillaume. 



)) Pour avoir des franges aussi nettes à chaud qu'à froid, il faut ménager au rayon 

 lumineux un régime de transition entre les tubes en laiton froids et le tube en terre 

 porté au rouge : on y arrive en prolongeant les premiers par de petits tubes de platine 

 de 7™" de diamètre extérieur et de 4™ de longueur. 



» Le tube chaud étant porté à la température qu'il s'agit de mesurer et qui est con- 

 trôlée par une pince thermo-électrique platiue-platine iridié, on amène les franges au 

 zéro en raréfiant l'air dans le tube froid parallèle au tube chaud, où passe la seconde 

 partie du faisceau lumineux. On lit au cathélomètre la pression correspondante; on 

 tire alors le tube mobile de 5"=™, G"""' ou 10'^"', ce qui allonge d'autant la longueur de la 

 région à température constante. On vérifie que l'indication de la pince n'a pas varié. 

 On ramène les franges au zéro par diminution de pression dans le tube froid. On fait 

 une seconde lecture du manomètre. On revient ensuite à la position primitive, on 

 ramène les franges et l'on s'assure que l'on retrouve la pression primitive. 



» Si l'on a noté avec une pince thermo-électrique fer-cuivre les températures des 

 divers tubes refroidis par des courants d'eau, on possède toutes les données néces- 

 saires au calcul.. 



» On obtient un éclairage intense du collimateur, suffisant pour remplacer en bien 

 des cas, dans les spectroscopes, goniomètres, etc., l'arc électrique, en projetant sur la 

 fente l'image d'un bec papillon à acétylène vu par la tranche. 



» Je donnerai prochainement les résultats des expériences faites avec cet 

 appareil sur les points de fusion et d'ébullition de divers corps simples ('). » 



( ') Travail fait au laboratoire d'Enseignement physique à la Sorbonne. 



