( 6a ) 

 tube-laboratoire, d'environ i°, 5o de longueur et de 22 millimètres de dia- 

 mètre intérieur, dans lequel on renferme le piézomètre qui contient le gaz 

 en expérience. 



» Afin de ne pas exercer de trop fortes tractions sur le tube fin, on 

 suspend le tube-laboratoire à un fil d'acier recuit, de 4 millimètres de dia- 

 mètre, gradué avec soin de 5 en 5 mètres, et portant des numéros cor- 

 respondant à chacune des divisions. Ce fil s'enroule sur un treuil, qui 

 reçoit son mouvement d'engrenages actionnés par une seconde manivelle. 



» Grâce à la bienveillance du regretté M. Belgrand, j'ai pu profiter des 

 facilités exceptionnelles que présentait, pour mes expériences, le puits arté- 

 sien de foncement à la Butte- aux-Cailles, dont la profondeur est de 

 56g mètres et le diamètre de i",6o à la partie supérieure (*). Le sondage 

 n'ayant pas encore atteint la couche des eaux jaillissantes, le puits est 

 rempli d'eau stagnante dont j'ai déterminé la température de 5 en 5 mètres. 

 Dans chacune de mes expériences, la température du gaz est, en outre, me- 

 surée par deux thermomètres à maxima, donnant le dixième de degré et 

 enfermés dans des tubes de verre épais. 



» J'ai fait établir, à l'orifice et dans l'axe du puits, une poulie à deux 

 gorges, sur laquelle s'appuient le tube et le fil pendant les expériences. 



» Avant d'introduire le mercure dans l'appareil, on doit préalablement 

 le purger de toute trace d'air au moyen de la pompe à mercure, car tout 

 autre mode de remplissage laisse une certaine quantité d'air qui divise la 

 colonne mercurielle et nuit à l'exactitude des résultats obtenus. 



» On enferme alors le piézomètre dans le tube-laboratoire ; puis les aides, 

 agissant sur les manivelles, déroulent le fil gradué en même temps que le 

 tube, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à quelques mètres au-dessus du point 

 qu'on veut atteindre. Lorsque l'appareil a pris la température de la couche 

 d'eau ambiante, on achève de le descendre jusqu'à la profondeur voulue 

 en agissant avec une grande lenteur, de manière à éviter les secousses qui 

 pourraient projeter le mercure dans le tube calibré au-dessus de sa posi- 

 tion d'équilibre. 



» La pression développée aura pour mesure la longueur du fil déroulé, 

 qui est donnée par la coïncidence d'une des graduations du fil avec un 

 repère fixe, plus la hauteur du mercure contenu dans le réservoir supé- 

 rieur. 



( ' ) Je dois remercier également M. L. Dru, l'habile ingénieur chargé des sondages, pour 

 Tobligeance qu'il m'a témoignée pendant le cours de mes expériences. 



