( 63) 



» Un des opérateurs note alors la pression et la température extérieures, 

 ainsi que les indications des thermomètres à maxima, ces déterminations 

 devant servir au calcul des expériences. 



)) L'appareil est alors ramené à la surface, et, le tube-laboratoire étant 

 ouvert, on mesure le volume qu'a occupé le gaz sous la pression déve- 

 loppée. Cette lecture se fait avec une grande facilité, car la hauteur à 

 laquelle le mercure s'est élevé reste tracée, de la manière la plus nette, sur 

 une mince couche d'or dont on a recouvert l'intérieur du tube calibré et 

 que le mercure dissout. 



» Les recherches que j'ai l'honneur de faire connaître à l'Académie sont 

 commencées depuis près de deux ans, mais j'ai dû faire de longs essais 

 avant d'obtenir un appareil fonctionnant régulièrement. 



» Les gaz en expérience sont renfermés, ainsi que je l'ai dit, dans un 

 tube à réservoir, sorte de piézomètre, dont le tube calibré a été doré inté- 

 rieurement. Le volume du gaz diminuant rapidement avec la pression, il 

 est nécessaire, afin d'éviter les erreurs de mesure, d'opérer toujours sur de 

 grands volumes. Dans ce but, j'ai employé trois piézomètres dont les vo- 

 lumes des réservoirs vont croissant avec les pressions qu'ils doivent sup- 

 porter, de telle sorte que dans mes expériences j'ai toujours eu, pour une 

 augmentation de 5 mètres. de pression, des différences d'au moins 20 divi- 

 sions entre chaque volume mesuré. 



« L'appareil que je viens de décrire rapidement est, en résumé, d'une 

 grande simplicité, car, sans pompe et sans machine spéciale, et à l'aide seu- 

 lement d'un tube flexible rempli de mercure, on peut comprimer les gaza 

 de très-hautes pressions et obtenir en même temps la mesure exacte de 

 ces pressions. 



Le premier gaz sur lequel j'ai opéré est l'azote; je l'ai préparé au labo- 

 ratoire de l'École Normale supérieure, en faisant passer sur du cuivre réduit 

 de l'air sec et dépouillé d'acide carbonique. Le gaza été introduit, au moyeu 

 de la pompe à mercure, dans le piézomètre préalablement chauffé à une 

 température voisine de 100 degrés, afin de le dessécher exactement. 



» Je me suis assuré, après chaque série d'expériences, que le volume du 

 gaz n'avait pas changé. 



» Les nombres qui figurent dans le Tableau ci-après ont été calculés 

 avec le plus grand soin par un jeune professeur attaché au laboratoire des 

 Hautes Études, M. Bonnefoy, qui a bien voulu me seconder dans mes ex- 

 périences et se charger de la réduction des résultats obtenus. 



