( 8o) 



SPECTROSCOPiiî. — Nouveau pritme composé, pour spectroscope à vision 

 directe, de très-grand pouvoir dispersif. Noie de M, A. Tuollox, pré- 

 sentée par M. Desains. 



« Le prisme à sulfure de carbone que j'ai l'honneur de présenter à l'Aca- 

 démie est doué d'un pouvoir dispersif extraordinaire. Au lieu d'être clos la- 

 téralement par des lames à faces parallèles, il l'est par des prismes en crown, 

 dont les angles réfringents sont en sens opposé de celui du sulfure. Les 

 milieux réfringents sont distribués comme dans le prisme d'Amici, avec 

 celte différence que les angles des crowns sont beaucoup plus petits et qu'à 

 l'entrée comme à la sortie le rayon lumineux passe toujours entre le som- 

 met de l'angle et la normale à la face. Ce système tient donc le milieu 

 entre le prisme simple et le prisme à vision directe; la déviation est 

 moindre que dans le premier et la dispersion plus grande que dans le se- 

 cond. De plus, l'absorption esta peu près nulle, et l'on n'a plus à redouter 

 les défauts d'homogénéité dus au collage des surfaces. Enfin, l'indice re- 

 latif du crown et du sulfure de carbone étant toujours très-petit, les défauts 

 des surfaces de séparation des milieux sont considérablement atténués. 



» Néanmoins, il est bon d'observer que, dans ce système, la face 

 d'émergence agit en multipliant par un facteur plus grand que l'unité tous 

 les effets de réfraction produits par le prisme; il importe à la fois d'avoir 

 de bons prismes et d'éviter les trop grandes émergences. M. Laurent 

 s'est chargé de faire d'excellentes surfaces ; j'ai caltiulé les angles et nous 

 sommes ainsi parvenus à résoudre ce problème délicat. 



» Pour se faire une idée exacte du pouvoir dispersif du prisme obtenu 

 dans ce premier essai, il suffira de comparer les nombres suivants, qui 

 donnent la distance angulaire des raies D dans des prismes de 60 degrés 

 traversés au minimum de déviation par la lumière du sodium : 



Flint d'indice i ,61 ao" 



Flint d'indice i ,63 ?3 



Sulfure de c.irbone ^5 



Nouveau prisme coroposé 2'. o 



11 est bon de noter que cette énorme dispersion est obtenue sans qu'il y ait 

 exagération ni dans les incidences ni dans la courbure des raies. 



» Ces résultats bien constatés, j'ai songé à substituer aux prismes 

 simples les nouveaux prismes composés, dans le spectroscope décrit aux 



