( 83 ) 

 Comptes rendus ont publié la description et la théorie, nous avons reconnu 

 qu'il y avait lieu de créer plusieurs modèles, afin de satisfaire aux besoins 

 actuels de la Science. Le modèle que j'ai l'honneur de présenter aujour- 

 d'hui à l'Académie est, avant tout, un spectroscope solaire. Sa dispersion 

 dépasse, d'un quart au moins, celle de l'instrument qu'employait le 

 P. Secchi pour observer les protubérances; elle est trop grande pour les 

 opérations ordinaires de la Chimie, mais elle offre de grands avantages dans 

 toutes les recherches qui exigent une grande précision. 



» Afin de réunir une grande dispersion à la précision des mesures, les 

 prismes simples qui constituaient le premier modèle construit par M. Thol- 

 lon ont été remplacés par des prismes composés, analogues à ceux de 

 M. Grubb ; mais, tandis que ceux-ci ont été calculés pour éviter la courbure 

 des raies, ceux qui sont dans mon appareil l'ont été au point de vue de 

 la dispersion seulement; néanmoins, la courbure des raies est ici à peine 

 appréciable. Cela a permis de n'employer que deux pièces mobiles qui 

 restent toujours symétriques par rapport à l'axe de l'instrument. 



» Une vis tangente, à tête divisée en loo parties, fait mouvoir les deux 

 prismes et fait en même temps tourner un pivot vertical, surmonté aussi 

 d'une tète divisée; sur celle-ci, on lit le nombre de tours qu'a faits la vis pour 

 amener une raie sur le réticule, et les fractions de tour sont données par la 

 tête de la vis elle-même. Pour parcourir tout le spectre depuis A jusqu'à H, 

 la vis doit faire dix tours et ■-— de tour. Or, les dixièmes de division 

 pouvant s'apprécier et la précision des pointés permettant de les faire 

 enti'er en ligne de compte, l'échelle se compose, en réalité, de plus de 

 10800 divisions. Des déterminations, faites à diverses reprises et par diffé- 

 rents opérateurs, concordent à moins de deux unités de cet ordre; on peut 

 donc affirmer que l'erreur commise dans la détermination d'une raie ne 

 dépasse jamais et atteint à peine celle qui peut affecter les longueurs d'onde 

 les plus exactement mesurées. 



» Les variations de température font que la même raie ne correspond 

 pas toujours au même numéro de l'échelle, ainsi que cela arrive dans les 

 autres spectroscoj)es; mais l'intervalle des raies ne varie pas sensiblement, 

 et, en choisissant l'une d'elles pour point de repère, on peut toujours déter- 

 miner la position d'une raie avec une précision qui ne laisse rien à désirer. 



» La dispersion de ce spectroscope est équivalente à celle de quatre 

 prismes en flint de densité moyenne. La distance angulaire des raies D est 

 égale à l'ao". 



» La lumière ayant à traverser un très-grand nombre de surfaces, il est 



