( 2'2 ) 



MM. Brtinnor ont tracé deux traits équidistants, séparés par une longueur 

 très-voisine du mètre des Archives. 



» L'un de ces tubes est destiné à servir (ie témoin temporaire pour la 

 comparaison; il a 19™'", o4 de diamètre extérieur. Le second, de 36 milli- 

 mètres de diamètre, doit servir de témoin définitif pour la vérification 

 ultérieure des propriétés de la matière ; comme il donnera lui-même sa 

 température par la dilatation du gaz qu'il renferme, nous l'appellerons, 

 pour abréger, tube tliermométriqiie. 



» Pour jauger le tube tbermométriqiie, nous avons employé une ba- 

 lance de M. Deleuil père , balance qui a servi à V. Regnault dans ses 

 travaux sur la ihermométrie et qui est sensible au dixième de milligramme 

 sous la charge de 5 kilogrammes. 



» Le tube a été pesé d'abord absolument vide de gaz, puis pesé de nou- 

 veau après qu'on l'eut rempli d'eau purgée d'air, à la température de zéro. 

 La différence des deux opérations a donné pour le poids de l'eau contenue, 

 dans deux expériences différentes : 



i''So388i227, 

 ii^SoSSSiaeg. 



» Les pesées de cette nature exigent plusieurs mois, parce qu'il faut 

 étudier la marche de la balance et faire toutes les corrections dues à la 

 température, la pression et l'état hygrométrique de l'air ambiant. On a 

 pris comme unité de poids le kilogramme étalon de l'Observatoire, 

 construit par Fortin. 



» Le jaugeage de ce tube permettra de juger si la matière de la règle géo- 

 désique ne subit pas de variation avec le temps, car un changement d'un 

 micron dans la distance de deux traits correspondrait à un changement de 

 3™='', II dans le poids de l'eau. 



» Il est donc important d'efi'ectuer le jaugeage avec toute l'exactitude 

 que comporte l'état actuel de la Science, et il sera nécessaire d'avoir recours 

 à des balances qui soient soustraites à toutes les causes d'erreur qu'elles 

 comportent habituellement. Nous avons le projet de faire construire une 

 balance dont le fléau serait tout en acier, entouré d'une cage en fer, et qui 

 permettrait d'effectuer les pesées dans le vide à la température constante 

 de la glace fondante. 



)) Le tube témoin est placé dans une auge constamment remplie de 

 glace. Le tube therniométrique est placé dans une auge semblable, qui peut 

 aussi recevoir de la glace, et dans laquelle on peut faire passer la vapeur 



