( 7IO ) 



» J'ai employé, pour vérifier ces déductions, la méthotle de multipli- 

 cation imaginée par Faraday, et qui consiste à faire passer plusieurs fois 

 au travers de la sulistance à étudier un rayon de lumière polarisée que l'on 

 fait réfléchir sur des miroirs convenablement disposés. J'ai indiqué, l'an- 

 née dernière ('), une première application de cette méthode à la mesure 

 de la rotation imprimée par l'action magnétique terrestre à un rayon lumi- 

 neux traversant lui tube plein de sulfure de carbone liquide. Depuis cette 

 époque, j'ai fait construire un appareil de très-grandes dimensions permet- 

 tant de répéter cette dernière expérience, et je l'ai d'abord fait servir à la 

 vérification des nombres auxquels j'étais conduit pour les pouvoirs rota- 

 toires magnétiques des gaz. Je me suis surtout appliqué à perfectionner le 

 système optique et à augmenter la puissance des appareils, de façon à 

 laisser les gaz à la pression et à la température ordinaires, et à ne faire 

 varier qu'à volonté ces éléments pour l'étude des phénomènes. 



» L'appareil se compose d'un tube en cuivre de 3 mètres de long et 

 de o", 12 de diamètre intérieur, fermé par des glaces parallèles travail- 

 lées avec un soin extrême, et muni d'un manomètre mesurant la pres- 

 sion ou la raréfaction des gaz dans ce tube. Il est monté horizontalement 

 sur une poutre en bois qui supporte le système optique. Six grosses 

 bobines de 0^,50 de long, sur chacune desquelles est enroulé un poids 

 de i5 kilogrammes de fil de cuivre de 3 millimètres de diamètre, peu- 

 vent se glisser autour du tube et permettent de lui faire subir l'action 

 magnétique produite par le courant d'une pile de 66 éléments à acide 

 azotique. Les rayons lumineux sont donnés par la chaux incandescente 

 d'un chalumeau à gaz oxyhydrique ; ils sont polarisés par un polariseur à 

 pénombres, traversent le tube et rencontrent à chaque extrémité des 

 miroirs plans, en verre argenté, qui par des réflexions successives leur 

 font traverser plusieurs fois la longueur du tube; ils sont ensuite reçus 

 sur un analyseur monté sur un cercle divisé, et muni d'une très-forte 

 lunette. Le réglage du système optique est des plus délicats (-). J'ai pu 

 obtenir tm grand nombre de réflexions successives ; mais, pour avoir des 

 mesures suffisamment nettes, j'ai dû m'arrèler à la quatrième image 

 réfléchie, qui correspond à neuf fois la longueur du tube, soit 27 mètres. 

 La netteté et la sensibilité du polarimètre à pénombres sont alors telles, 



(') Comptes rendus, t. LXXXyi, i>. lo^S; 1878. 



(') Cet appareil a. été construit avec le plus grand soin par M. J. Duboscq. Les bobines 

 ont été disposées par M. J. Carpentier. 



