( 7^1^^^ ) 

 tubulure principale T se prolonge dans l'intérieur du flacon jusqu'à envi- 

 ron I centimètre du fond. Dans cette tubidure passe, à traversun bouchon, 

 un tube non capillaire ISO qui fait office de siphon. La tubulure A par 

 laquelle on introduit les liqueurs titrées étant fermée, il suffit, pour amorcer 

 le siphon, de souffler par l'extrémité C du tube de caoutchouc CL; l'air, 

 entrant par la tubulure latérale et oblique L du tube T, comprime le liquide 

 et l'oblige à s'élever dans le siphon ISO. Le tiibe de caoutchouc, étant 

 toujours pris entre les mâchoires d'une pince en bois P, demeure toujours 

 fermé et s'oppose à la chute du liquide à l'orifice O. Pour faire écouler ce 

 dernier, il suffit de presser sur la pince à ressort P; l'air rentre et le liquide 

 tombe goutte à goutte. Une fois qu'on l'a réglé, le gravivolumètre donne 

 invariablement des gouttes d'eau qui ont toujours, à i5 degrés, un poids 

 exact de o^%o5o; quel que soit l'opérateur qui le manie, dix gouttes repré- 

 sentent qS', 5oo et vingt gouttes i gramme, à i ou 2 milligrammes près. 



» Les causes (telles que le tremblement de la main, la différence de ni- 

 veau du liquide, etc.) qui ont empêché les compte-gouttes de pénétrer dans 

 les laboratoires, parce qu'ils n'ont jamais été des instruments de mesure 

 offrant toute la sécurité désirable, sont supprimées dans le gravivolu- 

 mètre. L'instrument fonctionne toujours régulièrement et peut servir aussi 

 bien pour les liquides troubles que pour les liqueurs limpides, puisqu'il 

 n'entre aucun tube capillaire dans sa construction. 



» Les données qu'il fournit sont autrement précises que celles que 

 donnent les burettes et les pipettes graduées, car, outre l'erreur qui provient 

 de la lecture sur ces dernières, il existe encore celle qui est inhérente aux 

 gouttelettes de liquide qui s'attachent aux parois. Rien de pareil ne s'observe 

 avec le gravivolumètre. La numération des gouttes donne exactement le 

 poids du liquide mis en expérience et par suite, avec la plus grande préci- 

 sion, le poids du réactif employé. 



» Le gravivolumètre est une véritable balance, et, comme elle, il peut 

 servir à la fois à plusieurs opérateurs qui se livrent au même genre d'ana- 

 lyses. 



1) Déjà j'ai pu unifier dans mon laboratoire les divers acides titrés en 

 usage pour la détermination de la potasse dans les cendres, de l'azote 

 dans les engrais et de l'ammoniaque dans les eaux pluviales, en les rem- 

 plaçant par un seul type d'acide employé à la dose de i, 2, ..., 5 ou 

 10 gouttes pesées au gravivolumètre ('). » 



(') Ce travail a été fait dans le laboratoire des Hautes Études de l'École des Sciences de 

 Rouen, dirigée par M. Giranlin. 



