( I009 ) 

 Quand l'aspiraleur fonctionne, l'air, divisp en petites bulles par les tubes 

 plongeurs, traverse successivement les neuf boules, contenant ensemiiie 

 3oo centimètres cubes d eau de barvtc : auctuie trace d'acide carbonique 

 n'échappe au liqtiide absorbant; on peut constater que les deux dernières 

 boules restent ordinairement très-limpides après un drbit de 6oi litres 

 d'air en douze heures. Quand l'expérience est terminée, on réunit avec 

 soin l'eau de baryte des trois barbotenrs dans un flacon; le carbonate se 

 dépose rapidement, et, après quarante-huit heures, on prélève avec une 

 pipette spéciale la plus grande partie du liquide, très-limpide, qui est ainsi 

 séparé du précipité. Otie eau de baryte doit être analysée sans avoir été 

 filtrée, car j'ai reconnu que le papier retient dans son tissu luie notable 

 quantité de baryte; en employant la filtration potir séparer le carbonate, 

 le dosage devient inexact. 



» L'air sec, en traversant l'enide baryte dans les barbofeurs, cause une 

 évaporation dont il faut tenir compte. Deux moyens peuvent être employés 

 pour faire exactement cette correction : un tube contenant delà ponce sul- 

 fiM'iqiie est placé après la batterie des barboleurs et recueille la vapeur 

 aqueuse ; la pesée de ce tube indique le nombre de centimètres cubes d'«au 

 distillée qui doivent être ajoutés à l'eau de baryte réunie après l'expérience. 

 Ce moyen est le plus simple; cependant, pour éviter tonte pesée, les tubes 

 à ponce sulfurique peuvent être retranchés; il faut alors f.iire un lavage 

 mélhofliqiie des trois barboteurs avec de l'eau distillée et amener le volume 

 total de la liqueur birylique à 45o centimètres cubes, mesurés dans un 

 vase à col étroit, |)onr obt mir un affleurement exact Le changement de 

 volume est pris en compte dans le calcul, lorsque l'on procède au titrage. 

 En tous cas, la diffi'r.mce trouvées entre les deux litres pour l'eau de 

 baryte, avant et après l'expérience, se traduit en cntimètres cubes d'acide 

 sulfiuique décime, chaque centimètre cube de cet acide équivalant à 

 o^"", 002-5 CO^, pour le carbonate de baryte BhO,CO°. 



» Dans son Cours de Cliimie, Regnault a décrit avec beaucoup de clarté 

 le functioimemeut d'un asphaleur dans lequel l'air pénèlre sans pres-ion : 

 j'ai dû modifier un peu cet appareil, afin d'obtenir ime circulation régu- 

 lière q'iand sont interposés des tubes et des boules chargés de liquide; 

 dans ce cas, l'air qui rempUt l'aspirateur a une force élastique not.ihlement 

 plus faible que l'air extérieur; la différence de pression peut varier entre 

 20 et 3o millimètres de mercure. Pour éviter la renlrée de l'air extérieur 

 dans l'aspirateur par le robinet à cadran, qui règle l'écoulement de l'eau, 

 la douille de ce robinet est liée avec un tube de verre de i mètre de lon- 

 gueur plongeant de quelques centimètres dans un vase rempli d'eau. Au 



