( «82 ) 



ÉLECTRICITÉ. — Sur la compensation des forces directrices et la sensibilité 

 du galvanomètre à cadre mobile ('). Note de M. H. Abraham, présentée 

 par M. Mascart. 



(I I. La sensibilité effective d'un galvanomètre à cadre mobile dépend 

 de trois éléments : le champ magnétique, le cadre mobile et la suspension 

 élastique. 



» On augmente celte sensibilité effective .- 



» 1° En augmentant l'intensité du champ (-); 



» 2° En diminuant les dimensions du cadre mobile; 



» 3° En diminuant le couple directeur dû à la suspension élastique. 



» L'emploi d'un électro-aimant puissant et d'un cadre sans noyau de 

 fe'r, dont le moment d'inertie est égal à celui du miroir, donne, en effet, 

 au galvanomètre à cadre mobile une constante de sensibilité, que n'ont 

 jamais dépassée les galvanomètres à aimants mobiles. 



» Mais pour obtenir effectivement cette sensibilité il faut réduire, dans 

 une grande proportion, le couple directeur. 



» On ne peut diminuer indéfiniment l'épaisseur du ressort de suspen- 

 sion; on est donc conduit à en coMPE^'SER le couple directeur. 



)i n. En général, pour compenser un couple, on lui en adjoint un autre 

 dont l'action directrice est soustractive. Cela veut dire que, si l'on vient à 

 éloigner l'équipage mobile de sa position d'équilibre, le couple auxiliaire 

 doit tendre à l'en éloigner davantage, alors que le couple primitif tendait 

 à l'en rapprocher. En d'autres termes, le nouveau système de forces, s'il 

 existait seul, produirait un état d'équilibre, mais d'équilibre instable et 

 dont l'instabilité doit être inférieure, mais à peine à la stabilité de l'équi- 

 libre primitif. 



)) Dans le cas particulier du galvanomètre, on peut compenser la torsion 

 du fil à l'aide du poids du cadre. 



» IIL Pour cela, on porte le centre de gravité du cadre un peu en avant 

 de son axe de rotation, soit par construction, soit à l'aide d'une surcharge 

 quand on veut tirer parti d'un instrument déjà construit. On penche en- 

 suite le galvanomètre en arrière (') et l'on voit les oscillations de l'équi- 



(') Ti-avail fait au laboratoire de Physique de l'École Normale. 



(^) 1^6 luagnétisnie des fils de cuivre du commerce devient bientôt gênant. 



(^) Les galvanomètres liorizontaux se rattachent au même principe. 



