( 9'9 ) 

 dépendante de la charge, et le coefficient atteint alors une valeur con- 

 stante, spéciale à chaque dispositif. » 



PHYSIQUE. — Sur un thermomèlre-balance enregistreur et régulateur, à gaz 

 ou à vapeurs saturées. Note de MM. H. Pauenty et R. Bricard, pré- 

 sentée par M. A. Cornu. 



« Les expériences que nous avons eu l'honneur de résumer ici ont eu 

 pour but d'appliquer à la mesure, l'enregistrement, la régulation des tempé- 

 ratures, une méthode, fondée sur la dilatation des gaz ou sur la tension 

 des vapeurs saturées et que l'on peut formuler comme il suit : faire agir 

 la chaleur sur un système mobile autour de ses points de suspension, de 

 manière qu'à chaque température corresponde une position d'équilibi'e 

 déterminée de ce système. 



» 1° Voici la description d'une première expérience faite par nous : 



» Une cloche fixe et verticale renfermant un gaz parfaitement desséché 

 plonge dans une petite cuve à mercure, suspendue à l'un des bras d'un 

 fléau, dont l'autre bras, équilibré par un contre-poids, conduit la plume 

 d'un enregistreur ('). Si l'on suppose nulle l'épaisseur de la cloche (-), 

 les déplacements verticaux de la plume sont exactement proportionnels 

 aux variations du volume du gaz, et la hauteur du mercure demeure iuA^a- 

 riable dans la cuvette. 



)) Cet appareil qui fournit à chaque instant le volume du gaz, mesuré 

 sous une pression inférieure à la pression atmosphérique d'une quantité 

 constante, indique bien exactement la température, comme en témoigne 

 le Tableau ci-dessous : 



T = o,ooo43o68([o83 + /i)(H -i6i) 



(') Nous avons obtenu le guidage rectiligne de la plume en utilisant cette remarque 

 que la conchoïde de cercle, dont le tracé mécanique est fort simple, se confond pra- 

 tiquement avec une droite sur une étendue considérable, pour un choix convenable 

 des paramètres qui la définissent. 



(-) On peut réaliser ce dispositif, qui a l'avantage de rendre constante la force 

 agissant sur le fléau, en donnant à la partie de la cloche plongeant dans la cuvette un 

 diamètre extérieur égal au diamètre intérieur de la partie supérieure. 



