( 92 1 ) 



satisfont à une relation que l'on peut identifier avec (2 ), pour une déter- 

 mination convenable des éléments du système. 



» L'application de ce principe permet de construire T donné par la for 

 mule (i). 



» 3° On peut encore suspendre aux deux extrémités d'un fléau deux 

 cuvettes identiques, où plongent deux cloches également identiques, 

 d'épaisseur compensée comme il a été dit plus haut. L'une de ces cloches 

 renferme un gaz; l'autre est vide et fonctionne comme un baromètre. En 

 désignant par x la hauteur de l'une des cuvettes, on a la relation linéaire 



(3) T = A^ — BH + C, 



A, B et C désignant des constantes. On suspend alors la plume de l'enre- 

 gistreur à la chape d'une poulie dont les deux brins de suspension sont 

 attachés en des points convenables, l'un au fléau de l'appareil, l'autre à 

 celui d'un baromètre-balance. Pour que dans la relation (3) le terme en H 

 eût un coefficient nul, il faudrait que le diamètre des cloches fût identique; 

 à celui des cuvettes, qui, dès lors, glisseraient à frottement doux sur elles. 

 On pourrait alors supprimer l'intervention du baromètre-balance. 



» 4° Pour nous affranchir des corrections barométriques, nous avons 

 construit un tube en U renfermant une colonne mercurielle, et dont les 

 deux branches fermées sont l'une vide, l'autre remplie d'un gaz. Le centre 

 de gravité d'un semblable appareil, suspendu par un couteau perpendicu- 

 laire à son plan, varie suivant la tension du gaz, et la rotation qui en 

 résulte autour de l'axe peut être rendue exactement proportionnelle à la 

 variation de la température, au moyen d'une came reliée à cet axe, et sur 

 laquelle s'enroide la chaîne d'un contre-poids. Le tracé de celte came peut 

 être calculé ou déterminé expérimentalement. 



)) 5° Ce dernier appareil acquiert une sensibilité remarquable quand on 

 remplace le gaz par la vapeur saturée d'un liquide que l'on peut choisir 

 suivant l'échelle des températures à observer. Un appareil de petites di- 

 mensions, à vapeur de chloroforme, nous a permis d'obtenir des tracés fort 

 exacts à l'échelle de i""" pour o",!. Nous avons pu, dans ces expé- 

 riences, en donnant une position convenable à l'axe de suspension, nous 

 dispenser de recourir à une came. 



M Tous ces appareils peuvent être appliqués à la régulation des tempé- 

 ratures dans les étuves chauffées par le gaz d'éclairage : il suffit de leur 

 faire commander une valve augmentant ou diminuant l'accès du gaz, sui- 

 vant que la température s'élève au delà, ou reste au-dessous du niveau que 



