( 993 ) 

 courants induits étant en opposition avec le courant inducteur et les flux 

 nuls. 



» Quand cette limite est-elle pratiquement atteinte? 



M Posons, par exemple, 



' ^-'I^ 



100 T^ ' 

 à partir de la fréquence 



1 10 R, 



les déviations seront sensiblement indépendantes de la fréquence. 



» En assimilant l'anneau d'aluminium à un tore de même section, on 

 aurait : 



R» = 5,2.io~* ohm ; L2 = 36.io~', 



d'où 7p = aSooo environ. 



» Ainsi, à partir de la fréquence 20000, notre appareil mesure les inten- 

 sités qui sont équivalentes, au point de vue de l'induction, à un courant 

 sinusoïdal de même intensité efficace ('). 



» On a vérifié que, dans les appareils de la maison Gaiffe et C", l'inten- 

 sité efficace dans le solcnoïdc variait de i à 2 ampères. Pour un même 

 écartement du micromètre à étincelle, l'intensité est d'autant plus grande 

 que la self-induction est plus [lelite, à capacité constante. » 



PHYSIQUE. — Réponse aux observations de M. Auguste Righi. Note 

 de MM. L. Benoist et D. IIurmczescc, présentée par M. Lippmann. 



« Dans une Note du 20 avril, M. Auguste Righi s'est proposé d'expliquer 

 la différence que nous avions signalée entre ses expériences et les nôtres., 

 en ce qui concerne l'électrisation directe produite par les rayons X. 



» Nous avons dit que, n'ayant pu observer aucune trace d'électrisa- 

 tiou (- ), nous pouvions affirmer, eu égard bien entendu à la limite de sen- 

 sibilité de notre électromètre, que, si'les rayons X peuvent développer une 



(') Un raisonnement analogue montre que l'appareil employé par M. d'Arsonval, et 

 dans lequel on mesure l'élévation de température d'un thermomètre soumis à l'action 

 inductrice d'un solénoïde, est un ampèremètre, à condition que la masse où naissent 

 les courants induits soit telle que la répartition du courant y soit indépendante de la 

 fréquence. 



(') Voir notre Communication du 3o mars 1896 {Comptes rendus, n" 13, p. 779). 



