( iigS ) 



» Une autre particularité de mon dispositif consiste à employer une lu- 

 mière incidente circulaire, et je l'obtiens par l'emploi du triprisme de 

 Fresnel ('). Je produis sur le corps isotrope ou sur le quartz parallèle, 

 avec un compresseur hydraulique (-), une action telle quela lumière sorte 

 rectiligne ou elliptique très aplatie. L'analyseur à pénombre permet de 

 déterminer l'axe de l'ellipse qui garde toujours une direction constante. 

 Une fois l'analvseur réglé, on introduit le quart d'onde. Quand les deux 

 plages de l'analyseur présentent le même éclairement, la section princi- 

 pale du quart d'onde est parallèle à. l'axe de toute vibration émergeant du 

 corps comprimé. La précision est d'au moins 4 minutes. L'emploi de la lu- 

 mière circulaire permet ainsi de ne faire tourner que l'analyseur qui est 

 seul muni d'un limbe gradué. 



» Dans ces conditions, je ne pense pas que ce <>nil faire un pas en arriére 

 que d'adopter cette variante de la méthode (^). » 



PHYSIQUE. — Sur la détermination delà déviation des rayons de Bûntgen 

 par un prisme. Note de MM. Hurion et Izarn, présentée par M. Mascart. 



(( L'emploi de deux fentes verticales AB et A'B', situées à quelques cen- 

 timètres l'une en arrière de l'autre et dont la première est éclairée par 

 une source de grand diamètre apparent, fournit une sorte de plan lumi- 

 neux dont on peut faire passer la moitié supérieure à travers un prisme. 

 On reçoit la lumière sur un écran translucide E muni d'un trait de re- 

 père R capable de recevoir un mouvement de translation horizontal et un 

 mouvement de rotation autour de l'axe horizontal joignant le milieu des 



(') Mascart, Trai'/é d'Optique, t. II, p. i6o. 



('-) Construit par M. Jobin. 



(') Depuis ma Note du mois de février, j'ai modifié l'analyseur Laurent, en cou- 

 vrant l'autre moitié du champ avec une deuxième lame demi-onde, dont l'axe fait un 

 angle d'environ 2°, 5 avec celui de la première. La section principale du nicol est bis- 

 sectrice de l'angle des sections principales des deux lames. Chacune des deux moitiés 

 est ainsi affectée de la même façon par la lumière parasite du jaune obtenu par l'in- 

 candescence du chlorure de sodium. Et, en effet, dans mes expériences, au moment 

 de l'égalité des deux plages, il se produit une teinte légèrement bleuâtre, dont le dé- 

 placement et la variation concourent simultanément à augmenter la sensibilité de 

 l'appareil. (Mascart, Traité d'Optique, t. II, p. 63.) 



