( 8 9 i ) 



PHYSIQUE. — De la dissociation des gaz dans les foyers métallurgiques. Note 

 de 31. L. Cailletet, présentée par M. H. Sainte-Claire Deville (i). 



« Dans une série de mémorables expériences, M. H. Sainte-Claire Deville 

 a établi qu'en chauffant à une température élevée des gaz composés, on 

 parvient à dissocier leurs éléments (2). C'est en me fondant sur ces faits nou- 

 veaux introduits dans la science, que j'ai entrepris les expériences dont j'ai 

 l'honneur d'exposer le résumé à l'Académie. 



» Ces essais, exécutés sur les foyers à haute température que l'industrie 

 emploie pour le traitement du fer, et où circulent les produits de la 

 combustion de la houille ou du charbon de bois, confirment entièrement 

 les brillants résultats obtenus par M. Deville. 



» Ainsi que cela a déjà été démontré, il est nécessaire de refroidir brus- 

 quement les éléments dissociés, afin d'empêcher qu'ils ne se recombinent 

 par un refroidissement graduel. A cet effet, je puise les gaz dans le foyer 

 au moyen d'un tube de cuivre d'un demi-millimètre de diamètre, qui est 

 engagé dans une des branches d'un second tube plus large, également 

 en cuivre, et recourbé en U. 



» Un courant d'eau froide, provenant d'un réservoir supérieur, parcourt 

 l'anneau cylindrique laissé libre entre les deux tubes, et entretient con- 

 stamment l'appareil à une température de 10 degrés environ. 



» Une des extrémités du tube étroit vient percer la courbure du tube 

 en U et s'y arrête au moyen d'une soudure à l'étain ; son autre extrémité 

 sort par l'ouverture libre et vient aboutir à l'aspirateur. 



» Cette partie de l'appareil est un flacon de 3 à 4 litres fermé en haut 

 par une capsule métallique soudée à un robinet à trois voies, auquel vient 

 aboutir le tube conducteur du gaz. Ce flacon porte également une tubulure 

 inférieure, mise en rapport, au moyen d'un tube en caoutchouc, avec la 

 tubulure inférieure d'un flacon semblable au premier. Il est bien évident 

 que l'eau dont l'aspirateur est rempli tombera dans le second flacon, si on 

 vient à abaisser celui-ci, et qu'en même temps les gaz du foyer, mélangés 

 à l'air de l'appareil, viendront remplacer l'eau écoulée. Afin d'obtenir ces 

 derniers entièrement purs, il suffira, après avoir recueilli environ 1 litre du 

 mélange gazeux, de manœuvrer le robinet à trois voies de manière à fermer 



(1) L'Académie a décidé que ce Mémoire, quoique dépassant les limites réglementaires, 

 serait reproduit en entier au Compte rendu. 



(2) Voyez Comptes rendus, t. LVI, p. 195 et 322; t. LX, p. 317 et 884. 



