( io65 ) 



cela on ajoute au microscope horizontal une petite cuve en verre que l'on 

 place entre l'éclaireur et l'objectif. 



» D'autres adjonctions permettent de prendre des mesures exactes de 

 dimensions, soit linéaires, soit angulaires : elles consistent en un micro- 

 mètre gravé sur verre et convenablement centré, et en un petit goniomètre 

 à l'aide duquel on détermine aisément l'écartement des axes dans l'air. 

 Enfin, s'agit-il de rechercher l'action que produit la chaleur sur l'angle 

 des axes, sur l'orientation de leur plan et sur celle de leurs bissectrices, 

 M. Des Cloizeaux ajoute à son appareil une étuve chauffée à l'aide de lampes 

 à alcool. Dans quelques cas, la lame cristalline est portée au rouge avec le 

 dard d'un chalumeau à gaz. 



» Parmi les méthodes d'observation qui sont propres à l'auteur des 

 Nouvelles Eecliercltes sur les propriétés optiques des cristaux, nous citerons le 

 moyen qu'il emploie pour déterminer le sens de la dispersion dans les cris- 

 taux biaxes. Grailich et de Lan g, qui ont étudié la dispersion dans les cris- 

 taux du système rhombique, ont toujours mesuré directement l'angle des 

 axes des rayons différemment colorés, à l'aide de verres monochromatiques. 

 M. Des Cloizeaux se sert d'un moyen plus expéditifet non moins sûr : il 

 consiste à opérer avec la lumière blanche, en plaçant le plan des axes à 

 45 degrés du plan de polarisation, et à observer les couleurs développées au- 

 tour des hyperboles , dans les deux systèmes rhombique et clinorhom- 

 bique. Dans celui-ci, M. Des Cloizeaux signale trois modes différents de dis- 

 persion en rapport avec la position du plan des axes et celle de la bissec- 

 trice aiguë. 



» Dans le cas où l'on est forcé d'opérer dans l'huile, à cause du trop 

 grand écartement des axes, et où la substance ne se prête pas au travail de 

 prismes réfringents, l'auteur a trouvé un moyen indirect de mesurer l'in- 

 dice moyen et l'angle des deux axes, quand la substance peut lui donner 

 deux plaques perpendiculaires aux bissectrices. 



» Tels sont les appareils et quelques-uns des procédés employés par 

 M. Des Cloizeaux pour exécuter cet ensemble de recherches, sur lesquelles 

 nous appelons en ce moment l'attention de l'Académie. Il a eu la patience de 

 soumettre à un examen approfondi la plupart des cristaux transparents 

 connus, soit naturels, soit artificiels; car, avec beaucoup de raison, et 

 comme l'ont déjà fait plusieurs chimistes et cristallographes, il a cru devoir 

 rapprocher et embrasser dans une étude générale ces deux groupes de sub- 

 stances, que les divisions arbitraires de nos sciences maintiennent séparées, 

 contrairement à leur nature. 



