( n34) 



» Pour les observations en question, on produit les anneaux ou franges 

 avec la lumière d'une flamme colorée en jaune par du sel marin, et, au 

 moyen d'une réflexion et de quelques dispositions optiques très-simples, on 

 peut observer à distance les anneaux ou franges produits à la surface de la 

 substance sous une incidence normale. La situation des franges et les dé- 

 placements qu'elles peuventéprouver sont déterminés en les rapportant à des 

 points fixes régulièrement gravés sur la surface du plan de verre; ce sont 

 de véritables points de repère qui se voient dans la lunette en même temps 

 que les franges. 



» Ce petit appareil, très-simple, est placé au centre d'une éttive à deux 

 enceintes en enivre fort épais, susceptible d'être échauffée par deux lampes 

 bien constantes. Des ouvertures convenables, fermées par des glaces, et deux 

 thermomètres à tiges courtes plongées dans l'étuve et à gros réservoirs pres- 

 que en contact avec lasubstanceetletrépied, permettent d'observer àchaqne 

 instant la situation des franges et les températures correspondantes. 



» Sans entrer dans pins de détails sur quelques dispositions acces- 

 soires, on peut dire que l'appareil, dans son ensemble, est peu volumi- 

 neux, d'un usage facile, et qu'il fonctionne avec une régularité remar- 

 quable (*). 



» Le trépied, qui était en acier dans les premières expériences, a pu être 

 exécuté définitivement (**) en platine fondu avec ~^ d'iridium, d'après les 

 procédés de M. Henri Sainte-Claire Deville, qui a eu l'obligeance de me pro- 

 curer i kilogramme de matière très-pure. Les avantages offerts par le pla- 

 tine, dans cette circonstance, sont dus à sa grande densité, donnant une 

 stabilité plus grande, à son inaltérabilité, à son mode de dilatation, cpii varie 

 moins avec la température que celui de l'acier, enfin à sa résistance au feu, 

 qui a permis de soumettre le trépied, dans le laboratoire de l'École Nor- 

 male, an rouge blanc pendant huit heures sans l'altérer. Cette opération a 

 paru nécessaire, afin de détruire tonte trace d'écrouissage qui aurait pu oc- 

 casionner de petites différences de dilatation entre les diverses parties des 

 vis et du plateau. 



m On a pris des soins particuliers afin d'obtenir, dans ces expériences, 

 une connaissance exacte des températures; pour cela, on a fait une déter- 

 mination directe des erreurs de divisions des deux thermomètres de l'appa- 



(*) Cet appareil a été construit par M. Soleil, dont l'habileté bien connue clans la taille 

 des cristaux m'a été en outre d'un gçand secours dans ces recherches. 

 (**) Par MM. Biunner. 



