( 332 ) 



CHIMIE. — Réfractomètre à cuve chauffable. Application à la mesure des corps 

 gras. Note de M. Féiîy, présentée par M. Schiitzenberger. 



« De même que les autres constantes physiques, l'indice de réfraction 

 est variable avec la température. Très faible pour les solides, cette varia- 

 tion est au contraire assez considérable pour les liquides^; or, c'est précisé- 

 ment pour ces derniers que ia connaissance de l'indice présente le plus 

 d'intérêt en Chimie. 



» L'eau, qui a le plus petit coefficient de température, varie encore de 

 plus de 0,00001 par degré; Jamin donne, comme représentant le phéno- 

 mène, la formule empirique 



iii^ «(, — 0,0000126/ — 0,0000019/-. 



)) D'autres liquides, tels que l'éther et le sulfure de carbone, varient 

 encore plus rapidement; pour ce dernier, une augmentation de i" diminue 

 l'indice de près de 0,001 . 



» Il est donc très important, quand on veut donner des chiffres supé- 

 rieurs à la troisième décimale, de disposer d'un moyen simple pour main- 

 tenir le liquide à une température bien constante. 



M Pour les applications des indices à la pratique, afin de rendre les 

 mesures comparables, on doit aussi pouvoir porter facilement le liquide à 

 une température donnée à laquelle seront faites toutes les déterminations, 

 et qu'on pourra maintenir aisément. 



» C'est pour répondre à ces besoins que j'ai muni le réfractomètre que 

 j'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie ('), d'un mode de chauffage 

 que je vais décrire. (Cette disposition permettra également, pour des 

 expériences théoriques, d'abaisser la température de la cuve au moyen 

 d'alcool refroidi par le chlorure de méthyle, par exemple.) 



» La cuve proprement dite du réfractomètre, qui est constituée, comme on sait, 

 d'un prisme creux, de petit angle, dont les faces sont formées par des prismes lenticu- 

 laires, est enfermée dans une autre cuve à faces parallèles. 



» Entre les deux parois circule un liquide porté à la température convenable par 

 un thermostat et qui, dans le cas ordinaire, sera de l'eau. 



» Etudions maintenant comment agit cette cuve extérieure au point de vue de la 

 réfraction, et voyons si sa présence ne modifie pas la proportionnalité, un des princi- 

 paux avantages de l'appareil. 



(') Comptes rendus, décembre 1891. 



