( 390 ) 



» Cette déviation était autrefois relevée à l'œil, sur une échelle. Actuel- 

 lement cette échelle est remplacée par une plaque photographique sen- 

 sible, laquelle est mue dans le sens vertical par le même rouage très parfait 

 qui fait passer le spectre sur le bolomètre. Il s'ensuit que la courbe 

 d'énergie est enregistrée d'une façon absolument automatique au moyen 

 de la photographie, avec l'aide du bolomètre, dans des régions jusqu'alors 

 entièrement inaccessibles à la photographie seule. 



» Le synchronisme parfait étant ainsi assuré dans le mouvement de la 

 plaque photographique et du cercle éloigné qui porte le prisme, on voit 

 sans peine que la courbe automatiquement tracée peut nous faire con- 

 naître, à première vue, non seulement la grandeur des variations de tem- 

 pérature du spectre, mais encore la partie exacte du spectre où elles se 

 sont produites. 



» Ce ne sont pas des douzaines, mais des milliers de déviations, corres- 

 pondant aux raies de Frauenhofer du spectre visible, qui peuvent être ainsi 

 enregistrées, et l'on peut aujourd'hui obtenir avec précision, en uneheure, 

 des résultats que l'on n'aurait pu atteindre avec le micromètre, même au 

 prix de plusieurs années d'un travail assidu, si bien que l'on peut prendre, 

 dans la môme journée, pour les comparer entre elles, plusieurs repré- 

 sentations du spectre entier. Celles-ci, ainsi que d'autres obtenues dans 

 différentes journées, sont soumises à une comparaison rigoureuse, 

 par une méthode qui contrôle l'existence de chaque inflexion au même 

 point de toutes les courbes ainsi tracées indépendamment les unes des 

 autres, avec une erreur probable de position relative qui correspond à 

 moins d'une seconde d'arc. En examinant ainsi le spectre inférieur invi- 

 sible, on découvre qu'il est le siège d'absorptions au moins aussi com- 

 plexes que celles qui se produisent dans le spectre visible, et la méthode 

 nouvelle distingue déjà plus de 2000 raies invisibles. Les cartes de cette 

 région, jusqu'ici inconnue, seront bientôt publiées. Pour prouver à quel 

 degré la nouvelle méthode possède la faculté de séparation, on peut l'ap- 

 pliquer, non jilus au spectre invisible, où les résultats annoncés doivent 

 pour le moment être acceptés sur parole, mais au spectre visible, où elle 

 peut être employée à étudier une région connue, celle de la raie D par 

 exemple." Or, notre appareil, purement thermométrique, non seulement 

 décompose cette raie en ses deux éléments, mais fait apparaître la raie 

 du nickel qui se trouve au milieu; c'est l'épreuve bien connue des spec- 

 troscopes visuels de puissance considérable. 



» Le tracé graphique ci-contre est automatique et à double effet. On a 



