. ( /|02 ) 



stat /• de façon que le premier stvle donne une trace courte (voisine du 

 sommet de la courbe) pour que l'une des alternances de celle-ci puisse se 

 trouver inscrite à une échelle convenable, facile à déterminer quand on 

 connaît E, R et r,. 



» La force électromotrice employée E peut donc être quelconque, 

 pourvu que les résistances r,, r.^, ... soient choisies en conséquence; mais 

 il ne faut pas perdre de vue que la netteté dans l'apparition et la dispari- 

 tion de la trace bleue, et par conséquent la précision, croîtra avec E. 



» On remarquera aussi que, en faisant plusieurs inscriptions avec des va- 

 leurs différentes de E, on peut multiplier presque indéfiniment le nombre 

 de points de la coi'irbe obtenus. 



)).Les mêmes dispositifs s'appliquent à la détermination des intensités 

 de courant, soit qu'on établisse le potentiomètre sur le courant lui-même, 

 soit qu'on le mette en dérivation par rapport à un des conducteurs; si l'on 

 adopte ce dernier procédé, on pourra construire une fois pour toutes une 

 boîte portative comprenant le tambour, son moteur synchrone, la pile, le 

 potentiomètre et le rhéostat de réglage, applicable à toutes les détermina- 

 tions d'intensité de courant aussi bien que de différence de potentiel. » 



OPTIQUE. — Application de l'auto-cnllimation à la mesure des indices 

 de rèfraclinn. Note de M. Fkry, présentée par M. Fizeau. 



« Le principe de l'auto-coUimation, indiqué par M. Fizeau, a reçu entre 

 ses mains des applications bien connues; il se prête également, avec une 

 très grande simplicité, à la détermination des indices de réfraction, non 

 seulement par l'emploi du prisme, mais aussi en utilisant le principe de la 

 réflexion totale. 



» L Considérons d'abord un prisme {^fig. i) dont l'arête réfringente 

 soit bien normale au plan du limbe d'un goniomètre à lunette auto-coliima- 

 trice; on pourra recevoir dans cette lunette quatre ravons : deux réfléchis 

 normalement aux surfaces extérieures du prisme (N et N'), et deux réfractés 

 après réflexion normale à V intérieur du verre (R et R'). L'angle que font 

 les deux rayons réfléchis est le supplément de l'angle du prisme; l'angle 

 des deux rayons réfractés est le supplément de l'angle de déviation. 



» La forniLde de Descartes donne donc immédiatement 



. (i8o — ROR') 



SIM 



sin (180 — i\Oi\'; 



