( 4o3 ) 



» Remarquons que, si l'une des faces contient le centre du limbe, les 

 points D et O sonl communs aux deux rayons normaux N et N' et au rayon 

 réfracté par cette face. Ceci a un grand intérêt, car, l'angle prismatique et 

 l'angle de déviation étant mesurés aux mêmes points des surfaces, un dé- 

 faut de planéité de ces dernières aura une moins grande importance que 

 dans les méthodes où cette condition n'est pas réalisée. 



» Dans ce cas, l'indice sera donné par la formule 



sinN'OR 



sin(i8o-N0'N) 



et la mesure ne comportera que trois lectures au vernier. D'autre part, on 

 évite, par cette méthode, la recherche du minimum de déviation, tou- 

 jours un peu incertaine; enfin le réglage est unique pour la mesure de 

 l'angle du prisme et de la déviation. 



Fis. ■■ 



l'if; 



Kis 





T — !• 



» II. Toute combinaison qui permettra à un rayon réfléchi totalement 

 de ressortir parallèle à sa direction incidente pourra être utilisée pour 

 la mesure de l'indice par auto-collimation. 



» Le dispositif suivant, analogue à celui qui est employé dans l'apparoil 

 de Pûlfrich, m'a semblé un des plus simples .• 



» Un parallélépipède {fig. "-i) de flint est argenté sur une de ses grandes 

 faces AB et poli sur les autres. Ou voit facilement que le rayon incident I 



