( i34) 



PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur la valeur actuelle des éléments magnétiques à l'ob- 

 servatoire du Parc Saint-Maur. Note de M. Th. 3Iocreaux, présentée pnr 

 M. Mascart. 



« Le Bureau central météorologique a fait construire à l'observatoire 

 du Parc Saint-Maur, en (882, un pavillon destiné spécialement aux obser- 

 vations magnétiques. Ce pavillon, situé au milieu d'un terrain boisé d'une 

 contenance de trois hectares, est élevé sur des caves voûtées où sont instal- 

 lées deux séries d'appareils de variations pour la déclinaison et pour les 

 deux composantes de la force terrestre. Dans l'une des caves, les appareils 

 sont disposés pour l'observation directe; on y fait des lectures toutes les 

 trois heures. L'autre contient un enregistreur magnétique construit sur 

 les indications de M. Mascart, et dans lequel les variations des trois élé- 

 ments magnétiques s'inscrivent simultanément sur la même feuille de 

 papier photographique. D'après les dispositions adoptées, i™™ d'or- 

 donnée de la courbe vaut pour le déclinomètre i',3g, pour le bifilaire 

 o,ooo48H et pour la balance magnétique 0,0001 yZ. Ces valeurs sont véri- 

 fiées régulièrement une fois par mois. 



» Le dépouillement des courbes est fait pour chaque heure du jour; les 

 Tableaux qui en résultent pern)ettent de suivre la variation horaire des 

 éléments magnétiques. Les relevés des courbes sont ensuite transformés en 

 valeurs absolues, par comparaison avec les observations directes faites de 

 temps en temps sur un pilier construit en moellons et ciment, à quelque 

 distance du pavillon. Afin de s'assurer que le pavillon et le pilier sont à 

 l'abri de perturbations locales, on a répété les mêmes observations en 

 différents points du jardin ; les appareils ont même été transportés au nord 

 à 1*"", et au sud à a""" du pilier, sur la ligne d'égale déclinaison qui passe 

 par l'observatoire du Parc, et l'on a pu constater la concordance parfaite 

 des résultats obtenus dans ces différentes conditions. 



» L'appareil qui sert à déterminer la déclinaison fu valeur absolue est 

 un théodolite-boussole de MM. Brunner. Les pointés des barreaux sont 

 rapportés à une double visée sur le paratonnerre de la mairie de Nogent- 

 sur-Marne, distante de Syoo", et dont l'azimut, vérifié un grand nombre de 

 fois et par différentes méthodes, est connu très exactement. 



i> Le théodolite-boussole est muni de pièces accessoires qui permettent 

 de déterminer le rapport de la composante horizontale H au moment ma- 

 gnétique M du barreau, au moyen des déviations produites par ce même 



