( 3.6 ) 

 en mouvement à la main la lame noircie qui reçoit les enregistrements et à 

 produire automatiquement, par ce mouvement même, l'inflammation de 

 l'amorce détonante placée à l'extrémité du tube rempli de matière explo- 

 sive. Des fils conducteurs très fins entouraient le tube, de distance en dis- 

 tance, et étaient parcourus par autant de courants électriques indépen- 

 dants, aboutissant aux petits électro-aimants enregistreurs de l'appareil. 

 Ces fils étant rompus l'un après l'autre par le passage de la détonation, les 

 enregistreurs donnaient autant de signaux successifs sur la lame noircie 

 de l'appareil. Un diapason vibrant, entretenu électriquement, donnait, en 

 même temps, une échelle des durées sur cette même lame, à côté des 

 signaux enregistrés. 



» Pour d'autres expériences, cet appareil a été remplacé par un cliro- 

 nographe de chute, dont M. le colonel Sébert fait également usage pour 

 les expériences balistiques. Dans cet appareil, un poids tombant en chute 

 libre devant une règle noircie entraînait, suivant la loi de la chute des 

 corps, de petits enregistreurs Marcel Deprez, qui étaient mis en relation, 

 comme précédemment, avec des fils conducteurs, répartis de distance en 

 distance sur la longueur des tubes remplis de matières explosives. 



» Enfin, dans certains cas, on a fait usage simplement des chrono- 

 graphes Le Boulengé, qui sont si fréquemment employés pour la mesure 

 des vitesses des projectiles. On employait, soit un seul de ces appareils, 

 soit deux appareils semblables conjugués. Dans le premier cas, on mesu- 

 rait l'intervalle de temps qui séparait la rupture de deux fils conducteurs, 

 entourant les extrémités d'un tube rempli d'explosif. Dans le deuxième cas. 

 on mesurait deux intervalles de temps semblables, correspondant aux 

 durées de détonation de deux portions successives du même tube. 



» 1° Coton-poudre pulvérulent comprimé, — i° Dans une première série 

 d'expériences, faites en 1^79, la vitesse moyenne, prise sur des uibes de 

 100™ environ de longueur, a varié de 3903™ à 4267"" par seconde pour les 

 tubes en plomb de 4 millimètres de diamètre extérieur (trois expériences), 

 et de 4818™ à 6238™ pour les tubes en étain de même diamètre (deux ex- 

 périences). Mais la densité de chargement était plus forte dans ces derniers 

 que dans les premiers; elle était en effet voisine de i,4 dans les tubes en 

 étain et variait de 0,9 à 1,2 dans les tubes en plomb. Deux conditions 

 simultanées ont donc pu concourir à (aire varier la vitesse. 



)) 2° Dans une seconde série d'expériences, faites en 1884, sur du 

 coton-poudre semblable, à densité variant «ie i à 1,2 et contenu dans des 

 tubes tn plomb, de 4 milliuiètre> de diamètre extérieur, la vitesse moyenne, 



