( 635 ) 



» L,es deux accidents dont j'ai parlé plus haut me paraissent présenter 

 assez d'intérêt pour être signalés. Dans l'une des expériences, le mano- 

 mètre à gaz était renfermé dans un cylindre d'acier fondu, à parois très 

 épaisses, et contenant du mercure à la partie inférieure; tout à coup, im 

 bruit strident s'est fait entendre, et un jet de mercure pulvérisé s'est élancé 

 à travers la section droite de la culasse, frappant le socle de l'appareil, re- 

 bondissant à plus de I™ dans tous les sens et faisant entendre le même 

 sifflement que la vapeur d'eau s'échappantd'un générateur à forte pression; 

 la section droite polie ne présente aucun défaut à la loupe : nous avions 

 donc sous nos yeux l'expérience classique de la pluie de mercure, sous 

 forme d'un véritable jet de vapeur de mercure traversant les pores de l'acier 

 à travers une épaisseur de o", 08. La pression était certainement d'au moins 

 4000'"°; le même appareil, sous la même pression, ne laisse pas passerune 

 goutte de glycérine; il en est probablement de même pour l'eau et la plu- 

 part des liquides. 



» Un autre appareil, un bloc d'acier d'un grain plus serré, pesant i lô'^s^ 

 s'est fendu suivant deux génératrices du cylindre, et, quoiqu'il n'y ait eu ni 

 projection, ni même séparation des parties, pas plus qu'aucune rentrée su- 

 bite de gaz, la rupture s'est produite avec une détonation extrêmement vio- 

 lente; le mercure, pendant quelques instants, s'échappait par la fissure que 

 j'ai eu le temps d'observer, sous forme d'une belle nappe métallique, plane, 

 verticale, de o™, 06 à o'",07 de largeur. L'appareil que je fais construire ac- 

 tuellement sera fretté comme le sont certains canons. 



» Entre autres appareils que j'ai employés pour la mesure des pressions, 

 j'indiquerai un manomètre de Desgoffe, auquel j'ai appliqué le perfection- 

 nement déjà indiqué par M. Marcel Devrez pour les manomètres à piston. 

 Cet appareil me paraît devoir fournir d'excellents résultats; j'ignore encore 

 dans quelles limites de pression il pourra être employé. 



» La mesure des volumes du gaz a été faite par différentes méthodes, dont 

 l'une, basée sur l'emploi des courants électriques, m'a été communiquée 

 par M. le professeur P. -G. Tait, d'Edimbourg; je la décrirai dans une pro- 

 chaine Communication. » 



