( 792 ) 

 remarquer ( ' ) qu'il ressort de l'une de ces équations que si, par une pola- 

 risation convenable, on a amené la constante capillaire de la surfiice de 

 contact à avoir sa valeur maxima, le mercure et l'électrolyte sont au 

 même potentiel f "\ 



i> Nous alloni montrer qu'on peut fonder sur cette proposition une 

 méthode pour mesurer la différence électrique entre deux liquides. 



» Supposons d'abord qu'il s'agisse de mesurer la différence électriqne 

 entre le mercure et un électrolyte, en l'absence de tonte polarisation. Il 

 suffit de remplacer dans un électromètre capillaire l'eau acidulée par 

 l'électrolyte proposé, puis de cbercher par tâtonnement la force électro- 

 motrice qu'il faut intercaler entre les bornes de l'instrument ponr obtenir 

 le maximum d'ascension du ménisque dans le tube capillaire. A ce mo- 

 ment, d'après la proposition de M. Helmhollz, la différence électriqne au 

 ménisque est nulle; la force électromotrice intercalée, étant la quantité 

 dont il a fallu modifier la différence électrique entre le mercure et l'élec- 

 trolyte pour l'amener de sa valeur normale à la valeur zéro, est précisé- 

 ment égale à cette valeur normale. 



» En appliquant ce procédé, on arrivera à connaître les différences 

 électriques entre le mercure et les divers électrolytes. 



» Soit maintenant à mesurer la différence électrique entre deux électro- 

 lytes L et L'. On forme la pile suivante : uîi premier vase contient du mer- 

 cure, et au-dessus l'électrolyte L; un second vase contient également du 

 mercure, et aa-dessus l'électrolyte L'. Les deux vases sont réunis par un 

 siphon rempli de l'un ou de l'autre des liquides et muni d'un diaphragme. 

 La force électromotrice de cette pile est égale à la somme des différences : 

 mercure |L, L| L', L'I mercure. La première et la troisième de ces diffé- 

 rences ayant été obtenues par le procédé précédemment indiqué, il suffira 

 de les retrancher de la force électromotrice de la pile, mesurée par les 

 méthodes ordinaires, pour obtenir la différence cherchée L | L'. 



» Nous avons appliqué cette méthode à un certain nombre de liquides; 

 pour d'autres, nous avons dû y renoncer, parce que, dans l'électromètre 

 construit avec ces derniers liquides, il arrivait, soit que le ménisque n'était 

 pas mobile, soit que l'électrolyse se produisait avant que le maximum fût 

 atteint. 



(') Momasberichte der Bel Uiier Académie ■vomZ November 1881. 

 (^) RI. Garbe est arrivé récemment à la même conclusion par un raisonnement analogue 

 à celui de M. Uelniliollz (voir Comptes rendus, t. XCIX, p. 128; i884). 



