{ 794 ) 



ÉLECTRICITÉ. — Sur les cjnlvanomètres à cadre curvilique. "Noie deM.\. G \iffe. 



« Dans la séance du 26 septembre 1881, j'ai eu l'honneur de présenter 

 à l'Académie un galvanomètre médical, divisé en milli-ampères, dans 

 lequel, en donnant au cadre multiplicateur la forme elliptique, on obtenait, 

 jusqu'au 35® degré du cercle environ, de chaque côté du zéro de l'échelle, 

 des déviations de l'aiguille proportionnelles aux intensités des courants. 



» Dans la Note qui accompagnait cet instrument, j'annonçais qu'une 

 autre forme de cadre promettait des résultats meilleurs. 



» La possibilité de modifier la marche des galvanomètres parla forme des 

 cadres étant démontrée, il était permis de poursuivre la construction empi- 

 rique de courbes dont l'action sur l'aiguille, pour des courants de plus 

 eu plus intenses, augmentât comme l'action directrice de la terre. 



» Plusieurs dispositions, fondées sur l'adoption de courbes différentes, 

 ont été essayées et sont également bonnes. Celle à laquelle je me suis ar- 

 rêté donne des cadres multiplicateurs qui ont peu de hauteur, et qui sont 

 bien appropriés aux appareils que je construis. 



» Leur fil, enroulé dans des rainures, forme au-dessous et au-dessus de 

 l'aiguille, dans des plans parallèles à son plan d'oscillation, deux figures 

 qui rappellent deux caustiques de réflexion, se regardant par leurs conca- 

 vités et ayant leurs cornes voisines de l'axe de rotation de l'aiguille. En 

 raison de la forme de ces courbes, déterminées empiriquement, l'axe 

 magnétique de l'aiguille, quelle que soit sa direction, coupe toujours à 

 peu près sous le même angle la partie du cadre qui l'avoisine; la proximité 

 du fil et de l'aiguille, et, par suite, leur action réciproque, augmentent en 

 même temps que l'action du couple terrestre, lorsque l'aiguille s'éloigne 

 du méridien. 



» Par ces combinaisons, j'arrive à faire que, pour des courants d'inten- 

 sité croissant en progression arithmétique, l'aiguille ait ses points d'é- 

 quilibre équidistants sur les deux côtés de l'échelle jusque vers le 70*^ de- 

 gré du cercle. » 



THERMOCHIMIE. — Etude thermocliimique du fluosilicate d'ammoniaque. 

 Note de M. Ch. Trcchot, présentée par M. Berthelot. 



« L Jcliondu fluorure de silicium sur le fluorure d'ammonium. — Le fluo- 

 rure d'ammonium étant soluble, la réaction du fluorure de silicium se 



