( 90I ) 

 Jiaire M' seront connues. Comme on peut en disposer, le parti le plus 

 simple consiste à les rendre nulles en prenant pour M' h face verticale, ar- 

 gentée, de l'un des viseurs ordinaires du sextant, tandis que l'autre face 

 repose directement sur le limbe, tenu horizontalement, et peut glisser à 

 volonté sur lui. ■/, ô' sont alors nulles et a' disparaît des formules (2) en 

 devenant indéterminé. 



» 5. Pour le cercle de Borda, on pourra munir le viseur argenté d'une 

 petite coulisse facilitant son glissement sur le limbe et lui permettant 

 même de tenir en place, quelle que soit la position de l'instrument. 



» En construisant le sextant ordinaire, il sera bon de fondre d'un seul 

 jet avec la platine une petite couronne plate entourant le grand miroir, 

 concentrique au limbe et alésée sur le même plan, en même temps que lui. 

 Le viseur argenté fera le tour entier de cette couronne comme celui du 

 cercle de Borda. » 



ASTRONOMIE. — La mesure des étoiles doubles au spectromètre. 

 INote de M. Ch.-V. Zenger, présentée par M. Janssen. 



« On connaît les difficultés qui s'opposent à la mesure précise des cou- 

 ples très serrés, et l'on sait qu'on a besoin d'objectifs très grands pour me- 

 surer des distances moindres qu'une seconde d'arc. 



» J'ai pensé qu'on pourrait tirer avantage de l'usage du spectroscope 

 pour reculer les limites des dislances observables, pour les couples à 

 étoiles très rapprochées, et obtenir une mesure beaucoup plus précise, 

 qu'elle ne peut l'être à la limite de visibilité. 



» Pour faire comprendre le principe de la méthode, on fait l'expérience 

 suivante. Deux trous distants de o™",! à o™™,2, illuminés par la lumière 

 du Soleil sur l'héliostat et assez distants du spectroscope à vision directe, 

 dont le système de prismes peut tourner autour d'un axe horizontal, font 

 voir deux spectres très rapprochés, qui sont séparés par un espace noir et 

 qui se correspondent exactement (les lignes de Fraunhofer étant paral- 

 lèles), quand l'arête réfringente du parallélépipède de dispersion a la 

 même direction que les raies de Frauniiofer. Alors le prisme se trouve 

 en position, c'est-à-dire que la ligne qui joint les deux astres est perpen- 

 diculaire sur l'arête réfringente du spectroscope. 



» On voit alors qu'on peut déterminer à la fois l'angle de position et 

 les distances de deux raies mesurées de Fraunhofer. Dans le spectre de 

 l'hydrogène, par exemple, ces distances peuvent être mesurées entre les 



C. R., i885, I" Semestre. (T. G, N° 15.) I l8 



