( yo5 ) 



hauteur, on adapte uu système convergent C, dont les foyers principaux 

 sont, en haut, le diaphragme, en bas le plan T. Le quadrillé q donne une 

 image réelle sur le plan; les rayons se réfléchissent et reviennent sur le 

 quadrillé former une image qu'on ne voit pas à l'oculaire; mais, si l'on 

 interpose une lentille convergente ou une surface convexe, l'image appa- 

 raît comme dans Igs/kj. i el 2. Celte image est nette lorsque le plan focal 

 de L coïncide avec le plan T. 



M Ln face de celui-ci est le zéro inférieur de l'appareil, et l'on a réglé la 

 face C à o",4o de ce plan. On mesure la distance entre la lentille L et la 

 face C et l'on retranche de o™,4o. 



» On mesure donc directement le foyer d'un système divergent, et on 

 estime sa qualité. 



» Surfaces convexes, sphères [fuj. 4). — La surface M étant sur le sup- 

 port S, l'image sera nette à l'oculaire, lorsque le centre de. courbure coïn- 

 cidera avec le zéro. On mesure la distance entre M et Cet on retranche de 



o"',4o. 



» Il en est de même pour les sphères S; le support est seulement au-des- 

 sous du centre; sa place est indifférente, on mesure toujours par des diffé- 

 rences de lectures. 



» Surfaces cylindriques. — Les expériences précédentes peuvent se ré- 

 péter avec les surfaces cylindriques, convexes ou concaves ; l'image ne donne 

 plus alors qu'un système de droites parallèles, lorsqu'on est au point, et 

 encore, pour que l'image soit nette, il faut que les traits soient parallèles à 

 l'axe du cylindre ; le mouvement horizontal de la plate-forme du support S 

 détermine alors l'orientation exacte de l'axe des systèmes cylindriques exa- 

 minés. Cette application est particulièrement utile pour les verres correc- 

 teurs de l'astigmatisme. 



» L'appareil donne directement des distances focales ou des rayons de 

 courbure de o'",oo ào",8o; avec deux lentilles supplémentaires biconvexe 

 et biconcave, de o*", 89 de foyer, on peut déterminer des distances focales 

 et des courbures de toute grandeur. 



» En résumé, c'est un focomètre de précision, il est général et convient 

 à toutes les surfaces courbes; on peut pousser la précision assez loin lorsque 

 c'est nécessaire, et, pour les cas ordinaires, il permet de voir, d'un coup 

 d'oeil et sans préparation, la qualité d'un système optique. » 



