( !l«o ) 

 sérées aux Comptes rendus. Je deriKinderai également la jietmission de 

 décrire les expériences qui ont eu pour but de mesurer la température de 

 rhvdroïïène, qui se trouve à l'état de liquifacliou momentanée. 



.; 1. Je parierai d'abord de la mesure des températures très basses. Il est 

 clair qu'à la température à laquelle l'hydrogène n'est plus soumis aux 

 lois de Gay-Liissac et de M ariotte, l'emploi du tliermotnètre à hydrogène 

 devient illusoire. Ayant étudié la relation qui existe entre la force électro- 

 motrice et la température dans la pile thermo-électrique, composée de 

 cuivre et de maillechort, j'ai remarqué que l'équation qui représente cette 

 relation entre + ioo°et — i'^o°C. exprime d'une manière très exacte cette 

 même relation entre + loo" et — igS" C. Ainsi, si l'on mesure, à l'aide de 

 cette pile, calibrée entre -4- loo" et — i3g° C, la température d'ébullition 

 de l'oxygène sous la pression atmosphérique, on obtient, selon que l'oxy- 

 gène est pur ou contient des traces d'azote, — i8i",5, — i84° et — i86°C., 

 c'est-à-dire les nombres que donne le thermomètre à hydrogène lorsqu'on 

 l'emploie en même temps que la pile. Si l'on mesure la température de 

 l'ébulliiion de l'azote sous la pression atmosphérique, on trouve avec l'un 

 ou l'autre procéilé — 193° C. Ainsi la pile calibrée entre H- 100" et — i3o°r<. 

 remplace complètement le thermomètre à hydrogène entre + 100° et 



i> La relation établie entre la température et la force électromotrice 

 comprenant un intervalle de agS^C; il est naturel de supposer que, étant 

 donnée la régularité de cette relation, elle peut s'appliquer à des tempé- 

 ratures qui ne s'écartent pas trop des limites. Ainsi, l'on peut admettre que 

 la pile dont je me sers mesure les températures plus basses que — igS^C. 

 avec la régularité du thermomètre à gaz parfait. 



)) Dès lors, si l'on compare les indications de cette pile avec celles d'un 

 thermomètre à hydrogène, on voit que ce thermomètre, à partir de — igS^C, 

 indique des températures plus basses que la pile, c'est-à-dire que l'hydro- 

 gène, à partir de cette température, se contracte plus que ne l'exigent les 

 lois de Mariotteet de Gay-Lussac et qu'il ne peut plus être employé comme 

 substance thermométrique. Cet écart est d'autant plus grand que la tempé- 

 rature est plus basse. On a donné, par exemple, dans les Comptes rendus, 

 pour les températures de solidification de l'oxyde de carbone et de 

 l'azote — 207° et — 2i4°C. La pile indique, pour ces températures, — 199" 

 et — 2o3° C. Ij'écart rlu thermomètre à hydrogène est donc, dans le pre- 

 mier cas, de 8° et, dans le second, de 11°. Ainsi tous les nombres relatifs à 

 l'évaporation des gaz permanent dans le vide, qu'on a publiés dans les 



