( l3/»2 ) 



» Il est commode, pour des déterminations approchées, de se servir du 

 derisimètre de Rousseau; i" de liquide prélevé dans l'accumulateur per- 

 met de se rendre compte immédiateuient, au moyen de la courbe des quan- 

 tités d'acide sulfurique contenues dans des solutions aqueuses de densités 

 connues, de la charge actuelle de l'accumulateur. 



» 1° On peut se baser sur les variations de densité du liquide pour con- 

 struire un indicateur de la charge. Pour cela, à un orifice percé au fond de 

 l'accumulateur, ou adapte un tube de niveau terminé à sa partie supé- 

 rieure par un réservoir très large, rempli d'un liquide non miscible, de den- 

 sité voisine de celle de l'acide étendu; la surface de séparation des deux 

 liquides dans le tube sert d'index. Dans nos expériences, nous nous 

 sommes servis d'acide dont la densité initiale était i ,06, et d'éther benzoïque 

 dont la densité à 1 5° est i ,06 ; le tout constitue une sorte de manomètre de 

 Kretz d'une grande sensibilité; nous avons pu ainsi suivre la variation de 

 charge d'un accumulateur, soit en le chargeant directement, soit en dé- 

 chargeant un accumulateur chargé dans un autre déchargé; ce qui exige 

 plusieurs jours; soit enfin pour étudier l'influence des diverses circon- 

 stances sur la charge. L'excursion a été, dans nos essais, de o™,o8 ào"", 10 

 pour une charge complète. 



» 3° Nous avons adapté à l'orifice précédent un tube qui fait commu- 

 niquer le liquide avec une capsule manométrique fermée par une mem- 

 brane en caoutchouc qui, sous l'influence de la pression du liquide, va- 

 riable avec sa densité, fait marcher un levier coudé très léger. On peut 

 ainsi faire indiquer, par une aiguille mobile sur un cadran gradué, la 

 charge de l'accumulateur. 



» 4° Enfin, il est préférable d'utiliser la variation de poids des lames de 

 plomb pour actionner l'indicateur. Nous suspendons l'accumulateur 

 plongeant librement dans le liquide acide à l'un des bras d'une balance 

 munie, sur le prolongement de l'aiguille indicatrice, d'une tige chargée d'un 

 contrepoids qui la transforme en une sorte de peson. L'accumulateur étant 

 équilibré par un poids mobile sur l'autre bras de levier, l'aiguille indique 

 les variations de charge. Cette disposition est identique à celle qui a été 

 appliquée par l'un de nous (' ) à l'enregistrement du baromètre : elle est 



(') A. Crova, Description d'un nouveau baromètre- balance enregistreur [Mémoires de 

 l' Académie des Sciences et Lettres de Montpellier, année iSyS, et Bulletin météorologique de 

 l'Hérault, année iS^S). Cet enregistreur fonctionne régulièrement à la Faculté des Sciences 

 depuis 1872. 



