( iSyS ) 



courant éleclrique d'intensité \, l'intégrale du chnnxj) magnétique total, suivant 

 l'axe de la bobine supposé prolongé indéfiniment dans les deux sens, est indé- 

 pendante des dimensions de la bobine et égale à 47rNT. 



» Disposons alors, suivant Faxe de la bobine, un tube indéfini plein de 

 sulfure de carbone; la rotation totale du plan de polarisation d'un rayon 

 lumineux traversant ce tube pantllèlement à l'axe sera R = a.4~NI, 

 a étant la constante qu'il s'agit de déterminer. J'ai nîontré l'année dernière 

 que l'on n'avait pas besoin d'employer un tube très long. La longueur à 

 laquelle il convient de s'arrêter dépend du degré d'approximation que l'on 

 veut atteindre. On peut, du reste, calculer, dans chaque cas, la correction 

 et en tenir compte dans le résultat. 



» L'une des conditions qu'il importe de préciser avec soin est la tempé- 

 rature du sulfure de carbone, dont le pouvoir rotatoire magnétique, dans 

 le voisinage de o", varie à peu près de i millième par degré centigrade. 

 Aussi la plupart des déterminations ont-elles été faites en plongeant tout 

 l'appareil dans la glace fondante. Quelques séries faites entre o" et 12° ont 

 montré que la formule donnée par M. Bichat (') représentait assez exac- 

 tement, entre ces limites, les variations du pouvoir rotatoire magnétique du 

 sulfure de carbone avec la température. L'appareil dont j'ai fait usage se 

 compose d'un tube en cuivre, de 3'", 1 75 de longueur et de o™,o25 de dia- 

 mètre, fermé par des glaces parallèles et placé au milieu d'une cuve en 

 bois que l'on remplissait de glace ou d'eau. Au milieu de la longueur du 

 tube était disposée concentriquement une bobine de o", 70 de long, de 

 o'",o6 environ de diamètre extérieur, et qui comprenait 3256 tours de fil 

 de cuivre de o",ooi2, bien isolé dans de la paraffine. Une seconde bobine 

 de io38 tours était placée à la suite de la première. Les corrections à 

 ajouter pour tenir compte de la portion du champ magnétique négligé, 

 depuis les extrémités du tube jusqu'à l'infini, étaient 0,000102 du champ 

 magnétique total pour la première bobine, et 0,000162 pour la seconde. 

 Un polariseur à pénombres et un analyseur monté sur un cercle divisé 

 étaient disposés à chaque extrémité du tube; ces appareils étaient, du 

 reste, ceux qui m'avaient servi pour l'étude des i^ouvoirs rotatoires magné- 

 tiques des gaz. J-,es rotations étaient mesurées à moins de i' près, pour la 

 lumière jaune d'une lampe à sodium. 



» On faisait passer un courant électrique, soit séparément dans chaque 

 bobine, soit à la fois dans les deux, de façon à avoir la somme et la diffé- 



' ) Jourrud de Physique, i'^' série, t. VIII, p. 204. 



G. R., iSS5, 1" Semestre, (T. G, N" 22.) 



OQ \ itîO 



