( i4oi ) 



lindi'iques, en métal, placés concentriqiiement et limitant fletix cavités 

 distinctes : la première (1), annulaire, est hermétiquement close et com- 

 munique seulement par la tubulure (3) avec un manomètre à eau (4), 



dont j'expliquerai ci-dessous l'usage. Cette cavité est pleine d'air. La se- 

 conde cavité (2) constitue l'intérieur du calorimètre, dans lequel est placé 

 l'homme en expérience. 



» Le calorimètre est suspendu au plafond par une poulie (6) et équi- 

 libré par un poids (7). Sa base repose sur un socle (8), muni d'une rai- 

 nure circulaire, remplie de glycérine, faisant fermeture hydraulique dans 

 le cas où l'on vent faire en même temps l'analyse des gaz de la respiration. 



» Pour pénétrer dans l'instrument, on le soulève au-dessus du sol et on 

 le laisse retomber dans la rainure une fois en place. Cette manœuvre ne 

 présente aucune difficulté, grâce à la suspension de l'instrument. Au-des- 

 sous du socle débouche un tuyau (9), de o™, o6 à o™,o8 de diamètre, qui 

 passe à travers la cloison de la pièce où se trouve le calorimètre. La venti- 

 lation a lieu simplement par l'appel de la cheminée (9), dans laquelle brûle 

 un bec de gaz muni (^\'un petit régulateur Giroud, c'est-à-dire à débit et à 

 tirage constants. L'air extérieur arrive par la tubulure (10), et, comme la 

 ventilation se fait ainsi de haut en bas, la température est bien uniforme 

 dans l'intérieur de l'appareil. 



» Supposons maintenant l'appareil relié à un manomètre simple par le 

 tube (3). Si une source de chaleur est placée en (2), elle réchauffe l'air 



