( <402 ) 



de (1), et la température monte jusqu'à ce que la perte par rayonnement 

 soit égale à la production. Cette augmentation de température se traduit 

 à l'extérieur par le mouvement de la colonne du manomètre qui en donne 

 In mesure. 



M Ce calorimètre est, comme on le voit, un grand thermomètre à air 

 creux, dans la cavité duquel la source de chaleur se trouve enfermée. Ou 

 reconnaît aisément, dans ce dispositif, le principe des régulateurs directs que 

 j'ai autrefois décrits à l'Académie ('), et l'on comprend, sans que j'insiste, 

 tous les avantages de cette disposition. 



» La quantité de chaleur rayonnée par l'appareil (c'est-à-dire produite 

 dans son intérieur) est proportionnelle à l'excès de température du calo- 

 rimètre sur le milieu ambiant (loi de Newton); elle est donc proportion- 

 nelle à la hauteur de la colonne manométrique. 



'1 Si l'on employait un manomètre à air libre pour mesurer réchauf- 

 fement de la cavité (1), il faudrait tenir compte des variations baro- 

 métriques et thermométriques du milieu ambiant pendant la durée de 

 l'expérience. J'élimine à la fois ces deux corrections en reliant la seconde 

 branche du manomètre à un récipient plein d'air (.5) qui se trouve dans 

 la même pièce que le calorimètre. 



» Grâce à cet artifice, le manomètre indique constamment l'excès de 

 température du calorimètre sur le milieu ambiant, c'est-à-dire précisément 

 la quantité à mesurer. 



» L'enseinble de l'appareil est donc un thermomètre différentiel à air 

 analogue, aux dimensions près, à celui de I.eslie et tout aussi sensible. 



» Pour graduer l'apisareil en calories je fais brûler d;ius son intérieur un 

 bec d'Iivdrogène pur à débit constant, dont la chaleur de combustion est 

 connue; je note la hauteur ctjrrespondanle du manomètre quand l'appa- 

 reil est en équilibre el la graduation se trouve terminée. 



» La simple lecture du manomètre donne aussi à chaque instant la 

 chaleur produite parl'èlreen expérience. 



» Si l'expéi ience doit durer peu de temps, je n'emploie pas le réservoir 

 compensaleur. Le manomètre contient de l'eau ; on peut augmenter sa 

 sensibilité à volonté, en inclinant plus ou moins le tube sur l'horizon. 

 Cette précaution est inuiile dans la plupart des cas. Pour inscrire sous 

 forme de courbe continue les indications du manomètre, j'ai employé 

 d'abord le dispositif figuré ci-contre [fig. 2) et analogue à celui qu'a ima- 



(' ) Co/ii/itef rendus (les séances des 5 et 12 mars 187^. 



