( ^457 ) 

 zéro quatre fois par tour, tout en restant de même signe, les indications 

 fournies par les ampèremètres et les voltmètres sont toujours inférieures à 

 celles qui correspondraient à la vraie valeur de l'énergie électrique con- 

 sommée dans le circuit extérieur. 



M Nous avons déterminé expérimentalement, avec le concours des élèves 

 de l'École de Physique et de Chimie industrielles de la ville de Paris, et 

 grâce à l'obligeance de M. A. Gérard, qui a bien voulu mettre une de ses 

 machines à notre disposition, la valeur absolue des écarts entre les me- 

 sures, lorsqu'on alimente successivement des lampes à incandescence avec 

 des courants continus et des courants redressés. 



» Voici les résultats de nos expériences : 



» Lorsque les lampes sont amenées à la même intensité lumineuse, les 

 indications d'un électrodynamomètre intercalé dans le circuit restent les 

 mêmes, qu'on fasse usage de courants continus ou de courants redressés. 



» Les indicatipns d'un ampèremètre Deprez-Carpentier sont en moyenne 

 de dix pour looplus faibles avec les courants redressés qu'avec les cou- 

 rants continus. Les indications d'un voltmètre Thomson ou d'un volt- 

 mètre Deprez-Carpentier monté en dérivation sur les bornes de la machine 

 sont d'environ quinze pour loo plus faibles avec les courants redressés 

 qu'avec les courants continus. 



» On voit que la forme du courant introduit des différences qui ne sont 

 nullement négligeables, puisqu'elles conduisent à attribuer à une lampe 

 donnée une consommation en volt-ampères ou watts, trop petite de 23,5 

 pour Too lorsqu'elle est alimentée par des courants redressés. 



» La divergence provient de ce que les indications de l'ampèremètre 

 sont proportionnelles à l'intensité moyenne, et que le carré de l'intensité 

 moyenne introduit dans la formule 



W = RI-, 



pour calculer le travail moyen par seconde, est toujours plus petit que la 

 moyenne des carrés de l'intensité, déduite des indications de l'éleclro- 

 dynamomètre, qui représente la vraie dépense de la lampe. 



» Il en est de même pour le voltmètre, qui donne la moyenne des diffé- 

 rences de potentiel aux bornes de la lampe, mais la divergence des ré- 

 sultats obtenus avec les courants redressés et les courants continus est 

 encore augmentée par la self-induction du voltmètre qui tend à affaiblir 

 le courant moyen qui le traverse, et à diminuer ses indications. 



» Il résulte de nos expériences qu'on commet des erreurs grossières en 



