( i528 ) 

 MÉMOIRES ET COMMUNICATIONS 



DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADÉMIE 



PHYSIOLOGIE. — Sur l'appareil du D' Raphaël Dubois pour les anesthésies 

 par les mélanges titrés de chloroforme et d'air. Note de M. Paul Bert. 



« Lorsque j'ai présenté, l'année dernière, à l'Académie les premiers ré- 

 sultats des chloroformisalions faites sur l'homme par ma méthode des mé- 

 langes titrés de chloroforme et d'air, les principales objections qui me 

 furent faites eurent trait au dispositif instrumental. Je me servais alors de 

 gazomètres d'un grand volume, que l'on accusa, non sans raison, d'être 

 trop encombrants. J'avais des reproches plus importants à leur faire : il 

 était difficile avec eux de modifier le titrage du mélange, et leur emploi 

 exigeait l'intervention d'un aide très attentif et très expérimenté. 



» Je fis appel à l'ingéniosité des constructeurs, leur demandant d'ima- 

 giner un appareil portatif, peu fragile, facile à manier, permettant aisément 

 les changements de titrage, mesurant les doses d'une manière très exacte 

 et, surtout, opérant le titrage d'une façon automatique. Ce dernier point 

 est le plus important; car, s'il faut, pour anesthésier chirurgicalement un 

 chien, employer la dose de lo^'' de chloroforme vaporisés dans loo''' d'air, 

 celle de 20^' le tue en cinq minutes : ce qui montre bien le danger de l'in- 

 tervention de l'homme, toujours sujet à erreur. J'exigeais enfin, comme 

 condition dernière, que tous les dérangements de l'appareil, que tous les 

 accidents, de quelque nature qu'ils fussent, eussent pour résultat de faire 

 respirer au patient de l'air pur, sans que jamais la dose voulue de chloro- 

 forme pût être dépassée. 



» Ces diverses conditions sont parfaitement réalisées par l'appareil qu'a 

 imaginé M. le D'^ Raphaël Dubois et qu'a construit M. Talin. Je le fais 

 fonctionner sous les yeux de l'Académie. Il consiste en un cylindre métal- 

 lique de 20'" de capacité, percé d'un orifice sur chacune de ses bases, et 

 dans lequel se meut, dans le sens vertical, un piston, mis en jeu par un 

 engrenage et une manivelle. Grâce à une poulie de renvoi et à une chaîne 

 sans fin, chaque fois que le piston monte ou descend, il entraîne dans sou 

 mouvement un petit godet, qui puise dans un récipient la quantité voulue 

 de chloroforme et la déverse ensuite dans un vase situé sur le trajet de 

 l'air aspiré par le pistou. Il en résulte que, k chaque mouvement de celui- 



