( 23) 



» La construction de notre nouvelle pompe repose sur un principe 

 connu, qui consiste à remplacer les robinets par des colonnes mercurielles. 

 » Notre dessin la fait comprendre sans de grands détails. 



» A la partie inférieure de l'ampoule B est soudé un tube vertical E qui redescend 

 verticalement et se termine en f. La partie supérieure de l'ampoule B présente un tube 

 capillaire G qui se recourbe à la partie inférieure dans une cuve à mercure M. 



» Quand le mercure descend de l'ampoule B, Tair, venant de l'orifice /", }' entre en 

 produisant un bouillonnement du mercure qui cesse quand la limite du vide est 

 atteinte. Lorsque le mercure remonte dans l'ampoule B, l'orifice a se ferme et l'air 

 est chassé dans la cuve M. Ce sont donc les tubes G et E qui remplacent les robinets. 



» Le tube E présente à sa partie supérieure une ampoule F destinée à éviter les 

 projections du mercure; celui-ci ne peut jamais entrer dans l'appareil dans lequel on 

 fait le vide, car le tube J est recourbé à la base en e, de façon que le mercure tombe 

 dans le tube barométrique H. 



« Ce tube H est destiné à mesurer la pression dans l'appareil. Il est taillé en biseau 

 à la partie inférieure, afin de permettre l'introduction de gaz dans la pompe, sans qu'il 

 y ait projection du mercure. Sur l'ampoule, qui est située à la partie supérieure de H, 

 est branché un tube O, formé de deux parties égales : l'une en verre, l'autre en 

 caoutchouc. Ce caoutchouc permet de faire le vide partiel au moyen d'une trompe à 

 eau. L'opération terminée, une cuve mobile I reçoit le tube O ainsi que le tube H qui, 

 tous deux, plongent dans le mercure. Le caoutchouc ne peut offrir aucune chance de 

 fuite, car, lorsque le vide existe dans la pompe, il est complètement rempli de mer- 

 cure. 



» Une tige, fixée sur le socle et non représentée dans la figure, permet de maintenir 

 une éprouvette dans la cuve M. 



» Cette pompe, qui ne présente ni robinets ni soupapes, est un instru- 

 ment essentiellement pratique, solide et d'un maniement peu délicat. » 



CHIMIE MINÉRALE. — Action des chlorure et fluorure telluriques sur les 

 hydracides correspondants. Note de M. R. Metzxer, jjrésentée par 

 M. Henri Moissan. 



« Dans une Note précédente ( ' ) j'ai montré l'existence d'un iodhydrate 

 d'iodure et d'un bromhydrate de bromure telluriques; les mêmes mé- 

 thodes m'ont permis d'obtenir un chlorhydrate de chlorure. 



» L Chlorhydrate de chlorure telluriquc. — Si l'on fait passer un courant d'acide 

 chlorhydrique dans une dissolution de chlorure de tellure dans de l'acide chlorhv- 



(') Comptes rendus, t. CXXIV, p. i448- 



