(90 ) 

 quelques précautions évidentes, de reconnaître l'existence ou l'absence 

 de polycliroïsme et se prête commodément à l'observation de toutes les 

 régions du spectre. 



» J'ai donc continué les recherches résumées dans cette Note avec cet 

 appareil, qui suffisait pour le but très général que j'avais en vue. J'ai du 

 reste contrôlé mes résultats pour les régions médiocrement réfrangibles, en 

 employant les lentilles ordinaires. » 



ÉLECTRICITÉ. — Sur un voltmètre thermique étalon à mercure et sur diverses 

 applications de la méthode calorimétrique dans les mesures électriques. Note 

 de M. Charles Camiciiel, présentée par M. VioUe. 



« Les appareils thermiques, destinés à la mesure des intensités et des 

 différences de potentiel, peuvent se ranger en deux catégories : les uns 

 utilisent une mesure calorimétrique, les autres une mesure de dilatation. 

 L'ampèremètre à mercure, que j'ai décrit dans une Communication pré- 

 cédente ('), appartient à la première catégorie : dans cet instrument, le 

 thermomètre constitue, à lui seul, un calorimètre, dont la valeur en eau 

 se trouve ainsi très réduite. On peut placer dans la seconde catégorie le 

 voltmètre, que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui à l'Académie. Cet 

 appareil, comme le précédent, est destiné à l'étalonnage des instruments 

 utilisés dans l'industrie ou dans les laboratoires de mesures industrielles. 



» Le voltmètre à mercure se compose essentiellement d'une colonne de mercure 

 ABC; en A et en B se trouvent deux électrodes, qui permettent de faire passer le 

 courant dérivé dans la colonne de mercure AB. Comme la résistance de la colonne AB 

 n'est pas suffisante en général, on ajoute en série avec elle une résistance métallique 

 BD. L'électrode A et l'extrémité D de la résistance BD sont réunies aux. deux points 

 dont on veut évaluer la différence de potentiel. Sous l'influence du courant passant 

 dans AB, le mercure qui constitue celte colonne s'échauffe, et l'extrémité C de la 

 colonne BC (qui continue AB et a un diamètre plus faible) se déplace d'une certaine 

 longueur pendant un temps déterminé. Ce déplacement mesure la différence de 

 potentiel entre A et D. L'appareil est tout entier enfermé dans une double enceinte 

 qu'on maintient à température constante, par exemple en la remplissant avec de la 

 glace fondante, et il occupe une position fixe par rapport aux parois de celte enceinte. 



» I. On se rend compte aisément de la sensibilité de la mélliode: par exemple, une 

 colonne de mercure ayant loô'^™ de longueur, o'""',25 x o^^jqS de section, traversée 



(') Comptes rendus, t. CXXV, p. 20. 



