( 90 . 



par un courant de ^L d'ampère (ce qui passe dans un voltmètre ayant une résistance 

 intérieure de 2 x 10' ohms et soumis à 100 volts) subit une élévation de température 

 voisine de 100", au bout de cinq minutes. 



» II. 11 ne faut pas employer une colonne de mercure AB trop fine. Il vaut mieux 

 lui donner une grande longueur (i™ par exemple), en recourbant plusieurs fois sur 

 lui-même le tube qui contient le mercure, afin de rendre l'appareil moins encombrant. 

 D'ailleurs, les conditions de rayonnement restant identiques, on peut, sans inconvé- 

 nient, augmenter la durée des expériences. 



» III. Les électrodes doivent être en un métal inaltérable, ayant, si possible, même 

 coefficient de dilatation et même chaleur spécifique que le verre. Sinon, on s'arrangera 

 de façon qu'elles s'échauirent assez peu pour qu'aucune dislocation ne se produise dans 

 la soudure. 



» IV. Pendant le remplissage, on chaulfe tout l'appareil, y compris les fils qui ser- 

 vent d'électrodes, en même temps qu'on fait le vide. Il faut, en ell'et, éliminer tous les 

 gaz qui pourraient se dégager ultérieurement et fausseraient les indications ou môme 

 mettraient l'appareil hors d'usage. Les électrodes pénétrent d'ailleurs très peu à l'inté- 

 rieur de l'appareil, elles ont un faible diamètre, enfin elles sont constituées par un 

 métal dur, compact, le platine iridié par exemple. 



» Je signalerai un autre modèle de voltmètre thermique dans lequel 

 un fd très fin de platine, constituant à lui seul la résistance intérieure, 

 est traversé par le courant dérivé et chaufle l'air qui l'entoure : la dilatation 

 de l'air mesure le voltage aux extrémités du fil de platine. 



» La méthode calorimétrique permet de déterminer l'hystérésis dans les 

 tôles servant à construire les induits et les noyaux de transformateurs. On 

 soumet l'éprouvette à un champ alternatif de période connue, et l'on me- 

 sure réchauffement de l'éprouvette avec un thermomètre à alcool ou à 

 air. En comparant l'échaulfement de l'éprouvette étudiée à celui d'une 

 éprouvelte étalon de mêmes dimensions, on peut se rendre compte rapi- 

 dement des qualités industrielles d'un fer (on peut d'ailleurs former une 

 gamme d'éprouvettes étalons d'hystérésis différentes). 



» Enfin, dans les expériences précédentes, il faut vérifier que le cou- 

 rant alternatif employé est toujours le même. Indépendamment des mé- 

 thodes connues, on pourrait emplover le procédé suivant : placer en série 

 avec l'appareil un petit nombre de spires de gros fils, qui constitueraient le 

 primaire d'un transformateur dont la secondaire serait une colonne de 

 mercure en forme de solénoïde fermé sur lui-même. On vérifierait que la 

 dilatation de cette colonne de mercure est la même dans les diverses ex- 

 périences (' ). » 



(') Travail efl'ectué au laboratoire de I^hysique industrielle de l'Université de Lille. 



