(96) 



» J'en conclus que les résistances dites non-inductives ont encore un coeffi- 

 cient de self -induction considérable, capable d'annuler l'effet physiologique, 

 non seulement quand l'intensité reste la même, mais encore lorsqu'elle devient 

 plus grande. 



» Admettant que la self-induction du rhéostat prolonge la période d'état 

 variable, j'ai cherché à la raccourcir par l'insertion d'un condensateur aux 

 bornes de la résistance rhéostatique additionnelle. 



» L'expérience a immédiatement confirmé l'exactitude de ces vues. 

 Rien n'est plus facile que de ramener, par V interposition d'une clef au con- 

 densateur., la contraction musculaire abolie par la suppression d'une clef au 

 rhéostat. Cet effet antagoniste de capacités et de résistances soi-disant non- 

 inductives, est des plus nets, comme le montrent les quelques chiffres 

 suivants : 



Troisième expérience. 



» J'ai été plus loin encore. J'ai supprimé par 600 ohms de rhéostat la 

 coniraction produite par 27,98 volts et 1 ,42 milliampère, et je l'ai ramenée 

 par 0,0045 microfarad. 



» L'interposition d'une grande capacité, de i microfarad, ne ramène 

 pas seulement la contraction minima; elle supprime tout effet affaiblis- 

 sant d'une résistance interposée; la contraction devient aussi forte que si, 

 sous le même voltage, la résistance de corps était seule interposée. 



» Toutes les résistances rhéostatiques, dites non inductives, ont donc un 

 coefficient de self-induction que l'interposition d'une capacité peut annuler. 



» L'effet physiologique (contraction musculaire) dépend de E en fonc- 

 tions de R", résistance apparente de self-induction. 



» Le corps a une grande résistance ohmique, mais une résistance appa- 

 rente presque négligeable : c'est pourquoi l'effet physiologique doit se me- 

 surer au voltmètre et non au galvanomètre. » 



